— 130 — 



hat Steckhülseneinrichtung : der Oberteil kann nach Lösung der 

 Klemme K sofort aus dem auf dem Stativ bleibenden Dreifuß B 

 gehoben werden. Das Stativ hat einen Tellerkopf aus schmiedbarem 

 Eisenguß und sehr starke Beine. Das ziemlich schwere Instrument 

 darf nie zusammengesetzt auf dem Stativ oder im Kasten getragen 

 werden , da hiedurch die gehärteten Stahlplättchen und Schneiden 

 rasch notleiden würden. Breithäüpt empfiehlt sogar, beim Transport 

 des Instruments stets den Dreifuß 1) vom Stativ zu nehmen und 

 in sein Kästchen zu setzen (es ist nämlich unserm Instrument statt 

 der Lederstülpe ein besonderes Kästchen für den Dreifuß beigegeben). 

 Es wurde jedoch bequemer gefunden, beim Gebrauch den umständ- 

 lich zu lösenden Dreifuß stets auf dem Stativ zu lassen, wobei 

 allerdings darauf zu achten ist, daß kein Staub in die Dreifußbuchse 

 kommt, da sonst der Steckzapfen beschädigt wird. Bemerkt sei 

 gleich hier, daß das Instrument die einmal hergestellte Justierung 

 vortrefflich durch alle Transporte usw. hindurch erhalten hat. 



Über die Libelle unseres Instruments, eigentlich den wichtigsten 

 Teil eines Feinnivelliers, hatte der Verfertiger Reichel mitgeteilt, 

 man dürfe ihren Teilwert zu 4,85" annehmen. Die Untersuchung 

 auf einem empfindlichen Niveauprüfer durch Beeithaupt in Kassel 

 im Juni 1902 ergab folgende Empfindlichkeiten für 1 Teil: 



bei Teil der Teilung: 4,54" bei Teil 2.ö der Teilung: 4,67" 



« « 5 „ „ 4,54 , , 30 „ „ 4,80 



n „ 10 „ , 4,55 „ „ 35 „ „ 5,05 



r. » 15 , „ 4,80 , , 40 , „ 4,92 



, , 20 „ „ 4,55 „ „ 45 , „ 4,55 



,! 25 , , 4,67 ., „ 50 , „ 4,54. 



Die Temperatur bei der Untersuchung war -|-17,5°C. 



Das Mittel dieser Zahlen ist 4,67". 



Bei der mehrfachen Untersuchung der Libelle in Stuttgart (an- 

 fangs Juli 1902, unmittelbar vor und mehrfach, September und 

 Oktober 1902, nach Ausführung der Messung mit Hilfe eines (nicht 

 sehr feinen) Niveauprüfers und auf andere Art (mit Hilfe des Fern- 

 rohrs und einer 2 mm- Milchglasskala) zeigte sich keine nachweisbare 

 Abhängigkeit des Libellenteilwerts von der Temperatur ^^, die absicht- 

 lich mehrfach so hoch gewählt wurde, als sie bei der Messung im Juli 

 vorkommen konnte und vorgekommen war; auch eine Abhängigkeit 



'* Vergl. aus neuerer Zeit Bigourdan, (*. K. der Pariser Akademie, 

 Bd. 137 (190M) S. 385 und mein Referat darüber in Z. f. Instrum. Bd. 25 1905) 

 S. 209. 



