133 



und 350 in guter Übereinstimmung =^ 0,52 mm) in drei verschie- 

 denen Lagen des Maßstabs; der mittlere Fehler ist ± 0,03 mm. 

 4. Zur Kontrolle wurde noch mit dem FENNEL'schen Normalmeter die 

 Länge zahlreicher 1 m-Lattenstücke (zwischen behebigen dm-Strichen) 

 direkt abgelesen und mit den durch Addition der 10 in 3. gefun- 

 denen 10 cm-Stücke entstehenden Zahlen verglichen. Die Abweichung 

 erreichte nur in einem Fall 0,07 mm und war in allen andern Fällen 

 viel kleiner. 



Bei der ganzen Arbeit wurde in dem Raum, in dem die Ver- 

 gleichungen vorgenommen wurden (geodät. Sammlung), die Temperatur 

 möglichst konstant gehalten ; sie schwankte nur um wenige Grad. 

 Selbstverständlich sind aber alle Ablesungen der 

 Längen an den Latten, dem Normalmeter, dem 

 Komparator und dem Glasmaßstab auf dieselbe Tem- 

 peratur und zwar + 18" C. reduziert, bei der Gering- 

 fügigkeit der Temperaturschwankungen genügend 

 mit Hilfe von Mittelwerten der Ausdehnungs- 

 koeffizienten der verschiedenen Materialien. Auf 

 die zu untersuchende Latte wurden stets an den 

 Enden und in der Mitte drei durch Papierhülle gegen 

 Wärmestrahlung geschützte Thermometer gelegt. 



Zu bemerken ist endlich, daß auf jeder Seite 

 der zwei Latten die Untersuchung sich auf die 

 „weiße" Teilungsseite, nicht auf die „schwarze" 

 bezieht (auf / nicht II, vgl. Fig. 5) ; jene Seite 

 wurde auch beim Nivellieren stets benützt. End- 

 lich ist zu erwähnen, daß bei Ausführung der 

 Untersuchung zunächst die Angabe auf dem Fennel- 

 schen Normalmeter „Ein Meter bei +18'*C." als 

 richtig angenommen wurde, während in der Tat die Länge 1,0000 

 bei -j- 16,3" vorhanden ist; erst zum Schluß wurde bei allen er- 

 mittelten Maßen die entsprechende Korrektion von + 0,020 mm pro 

 Meter angebracht, was in der folgenden Tabelle geschehen ist. 

 Übrigens kommt hierauf nichts an, da es sich zunächst nur um die 

 relative Länge der einzelnen Lattenteile, nicht um den Absolut- 

 wert des Lattenmeters handelt. 



Die ganze Mes.sung ist in besonderem Umschlag: „Untersuchung 

 der Nivellierlatten A. m. 43" (46 S. Fol. mit Beilagen), der den 

 Akten der Messung beihegt, zusammengestellt; die folgende Tabelle 

 ist das Gesamtergebnis. 



