136 



sprechen, das durch Anlegen des Kontrollmeters 

 — S an beliebige dm Striche bestimmt werden kann. 

 Die gegenseitige Stellung der Teilungen links und 

 rechts (I und II in Fig. 5) auf derselben Seite 

 einer Latte kommt für das Nivellieren nicht in 

 Betracht, weil bei Rückblick und Vorblick die- 

 selbe Skale abgelesen wird. Immerhin sei angeführt, 

 daß nach Vergleichung mit dem Nivellier selbst 

 auf der Latte 10, Vorderseite, die Skalen I und II 

 als um 0,2 mm gegen einander verschoben an- 

 -- '^ zusehen sind, ebenso auf 10 Rückseite 0,2 mm, 

 auf 10 A Vorderseite 0,03 mm, 10 A Rückseite 

 0,05 mm. 



c) Das Kon trollmeter zur Bestimmung 

 der Länge eines Lattenmeters zu den verschie- 

 denen Zeiten der Ausführung des Nivellements 

 ist neben Nivellier und Latten der wichtigste Be- 

 stand teil des Meßapparats. Um möglichst be- 

 quemes Anlegen des Kontrollmeters auf die Latte 

 zu erhalten, gab ich anfangs Juni 1901 0. Fennel's 

 Söhnen , Cassel , Auftrag zur Anfertigung eines 

 Stahlmeters von folgender Einrichtung: in dem 

 starken Körper des Stahlstabs sind bei den Stellen 

 und 100 cm je etwa 3^2 cm lange Ausarbei- 

 tungen anzubringen (vgl. Fig. 6), an denen der 

 sonst vorhandene Querschnitt M' N' des Stabs auf 

 M N verändert wird. (Fig. 7.) An diesen Stellen 

 sind 5 mm breite Silberplättchen in den Stab fest 

 einzulassen und auf ihnen neben den Endstrichen 

 und 100 des Stabs nach beiden Seiten hin 

 Striche in 1 mm Entfernung zu ziehen; diese mm- 

 Strecken zu beiden Seiten der Endstriche sind in 

 je 5 Teile zu zerlegen, so daß um die Endpunkte 

 Striche vonVs zu ^/s mm nach beiden Seiten hin 

 vorhanden sind, und man mit Hilfe einer bei- 

 gegebenen starken Lupe unmittelbar bei Anlegung 

 an einen scharfen Strich bis auf ^/so mm ablesen 

 kann. In die Oberfläche des Stabs sind 3 Quecksilberthermometer 

 mit versenktem Quecksilbergefäß einzulassen. Die Entfernung der 

 Endstriche und 100 soll die richtige Länge von 1 m bei der aus 



