137 



den 3 Thermometern gemittelten Temperatur von + 18° zeigen. 

 Der Stab ist der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt oder der 

 Kaiserlichen Normaleichungskommission zur Prüfung (Entfernung der 

 beiden Endstriche, sowie Entfernung der ^'5 mm-Teilungen je bei 

 -f- 18° und mit Angabe der Temperaturausdehnung) zu übergeben 

 und mit Fehlerverzeichnis abzuliefern. 



In der zv^-eiten Hälfte ^des Juli 1901 wurde der Stab von 

 Fennel (Bezeichnung: Nr. 5246) an die Physikalisch-Technische 

 Reichsanstalt übergeben ; 



da mir von dort am M'-N' M-N 



22. Juli 1901 mitgeteilt 

 wurde , daß die Prüfung 

 erst in 5 bis 6 Wochen 

 erledigt werden könne, 

 weil eine Neueinrichtung 

 für Ausdehnungsbestim- Fig. 7. 



mungen im Gang sei, so 



bat ich am 25. Juli um Übermittlung des Stabs an die Kaiserliche 

 Normaleichungskommission und erhielt von dort mit Schreiben vom 

 13. August 1901 (ohne Erhebung von Gebühren) den Stab nebst 

 Fehlerverzeichnis zurück. Er ist, in hölzernem Etui verwahrt, unter 

 der Bezeichnung A. i. 70 in die geodätische Sammlung der Tech- 

 nischen Hochschule aufgenommen. In dem Schreiben war bemerkt, 

 daß „mit Rücksicht auf die eigenartige Form des Stabs, bei der 

 die Teilung nicht in der neutralen Schicht liegt, die Fehlerangaben 

 nur auf 0,005 mm gemacht worden sind". Diese Genauigkeit von 

 '/200 mm reicht bei der Art der Verwendung (direkte Ablesung auf 

 ^50 mm) vollständig aus. 



Das 



„Beglaubigte Fehlerzeugnis" 

 lautet, mit Weglassung des Nebensächlichen : 



„Einteilung des Stabes: Zu beiden Seiten des Null- und 

 Endstriches je 1 mm lange Teilungen in Fünftelmillimeter auf ein- 

 gelegten Streifen. 



„Kennzeichnung: Der Stab trägt 3 eingelassene, mit Messing- 

 blech bedeckte Thermometer und die Bezeichnung : Ein Meter bei 

 18° C. Otto Fennel Söhne, Cassel. Nr. 5246. 



„I. Gesamtlänge. 



„Die Gesamtlänge L des vorbezeichneten Maßes, enthalten 

 zwischen den mit und ICO bezeichneten Strichen bei der Tempe- 



