— 139 — 



rafur T in Graden der internationalen hundertteiligen Temperatur- 

 skale, wird durch folgenden Ausdruck gefunden : 



L = 1 m -f 0,020 mm + 0,012 (T — 18) mm 



wenn der Stab auf horizontaler, ebener Grundlage liegt. 



„Die Genauigkeit der Längenangaben beträgt ± 0,005 mm. 

 Obenstehende Werte sind auf diesen Betrag abgerundet." (Polgen 

 zwei Beispiele für die Gesamtlänge bei 13,5*^ C. und für die Länge 

 zwischen den Strichen — 0,6 und 1000,2 bei 20" C , ebenfalls mit 

 Abrundung des Endergebnisses auf 0,005 mm.) 



Berlin-Charlottenburg, den 13. August 1901. 



Kaiserliche Normal-Eichungs-Kommission 

 Hauss." 



Nach der oben angegebenen Gleichung des Stabs ist selbst- 

 verständlich zunächst eine Tabelle für die Gesamtlänge ausgerechnet 

 mit dem Intervall l*' in T, von 6" bis 40^ reichend. 



In Einheiten des durch den vorstehend beschriebenen Stab und 

 seine Gleichung definierten Meters die Höhenunterschiede zwischen 

 den einzelnen Festpunkten durch Nivellement zu bestimmen, ohne 

 jede Rücksicht auf vorhergehende Höhenbestimmung u. s. f. . war 

 nun und ist für die Zukunft die Aufgabe. 



2. Art der Messung. Berechnung (zunächst ohne Rück- 

 sicht auf Lattenlänge). Zur Ausrüstung für die Messung gehören, 

 außer dem Instrument (in zwei Kästen) nebst Stativ, dem Paar 

 Nivellierlatten mit Überzügen und Fußlederstülpen, dem Stahlkontroll- 

 meter (in Etui) mit starker Lupe, vor allem noch ein Paar schwere 

 Bodenplatten, deren polierter und ähnlich wie die Stahlbolzenköpfe, 

 Fig. 3, geformter Dorn als Wechselpunkt diente. Aus dem sonstigen 

 Inventar sei nur noch erwähnt ein kleines Nivellierinstrument mit 

 Taschennivellierband zur vorläufigen Ermittlung des Höhenunterschieds 

 sich folgender Punkte, um daraus die mögliche konstante Zielweite 

 beim Nivellement zwischen diesen Punkten zu bestimmen (siehe 

 unten), ferner, neben gewöhnlichen Meßbändern, Meßdrähte von 25, 

 30, 35 ... 50 m Länge zur Bestimmung des Orts der Wechselpunkte. 



Das (erste) Nivellement wurde, wie bereits erwähnt, dem Dipl.- 

 Ing. Werkmeister übertragen und im Juli 1902 ausgeführt; Hilfs- 

 arbeiter sind 3 verwendet, einer für die Ablesung der Libellenenden 

 (und zum Schirmhalten) am Instrument, zwei als Träger je einer 

 Latte und Bodenplatte. Als Libellenableser sollte man immer einen 



