— 140 — 



bereits sehr gut geschulten Arbeiter haben : im vorUegenden Fall 

 traf dies nicht zu und an den ersten und auch noch einzelnen spätem 

 Tagen sind die Libellenablesungen in Beziehung auf Genauigkeit oft 

 geradezu als nicht ganz genügend genau zu bezeichnen. 



Das Messungsprogramm war (abgesehen von der täglichen Fest- 

 stellung der Länge des Lattenmeters) folgendes : In allen wesentlichen 

 Stücken wird das Nivellierverfahren von Prof. Seibt eingehalten. 

 Zwischen je zwei Festpunkten wird mit konstanter Zielweite nivelliert, 

 die je nach den Gefällsverhältnissen der Strecke zu bestimmen ist. 

 Die Lattenstandpunkte und Instrumentenstände werden hiernach auf 

 der zu nivellierenden Teilstrecke mit Blaustift auf dem Boden be- 

 zeichnet. Nachdem an jedem Halbtag der Messung die Rektifikation 

 des Instruments und ebenso die Justierung der Dosenlibellen der 

 Latten nachgesehen ist, wird vom ersten Aufstellungspunkt des In- 

 struments (Verwendung der Dosenlibelle zur ersten Horizontierung) 

 aus der erste Rückblick nach der auf dem Bolzen aufgestellten 

 Latte (Lattenträger 1) gemacht. Der mittlere Horizontalfaden treffe 

 bei nahezu einspielender Hauptlibelle z. B. auf das weiße Lattenfeld, 

 dessen Mitte 2,917 lautet. Diese Feldmitte wird nun vom Beobachter 

 scharf eingestellt und dabei zu dem seitwärts mit dem Schirm stehen- 

 den Libellenableser „Achtung" gesagt. Sobald dieser bemerkt, daß 

 die Libellenblase zur Ruhe gekommen ist, liest er (unter gleich- 

 zeitiger Erhaltung der Einstellung des Mittelfadens auf die Feldmitte 

 durch den Beobachter) die beiden Enden der Libellenblase an der 

 Libellenteilung je auf 0,1 Teil ab und sagt fertig. Der Beobachter 

 notiert dann seine Einstellung 2,917 und die Ablesungen an beiden 

 Libellenenden z. B. 18,6 und 32,5; er erkennt sofort an der Summe 

 der Ablesungen, ob die eingestellte Feldmitte der Latte über oder 

 unter der Horizontalen der Aufstellung liegt. Der Träger der Latte 1 

 wird nun durch einen Pfiff zum Wenden der Latte veranlaßt und 

 es wird die Einstellung einer Feldmitte an der Rückseite der Latte 

 unter gleichzeitiger Ablesung der Libellenblasenenden durch den 

 Ableser in derselben Art wiederholt. Dabei soll der Beobachter, 



( über I 

 I unter ) 

 der Horizontalen der Aufstellung lag, auf der Rückseite einen 



I , der Horizontalen liegenden Strich wählen. Nunmehr kommt 



I über ) 



der erste Vor blick; der Libellenableser richtet, während der 



■Beobachter um das Stativ herumgeht, das Fernrohr ungefähr auf 



wenn der auf der Vorderseite der Latte eingestellte Strich 



