— 176 — 



änderungen der Höhe der Instrumentenziellinie können vor allem 

 durch Einsinken oder Gleiten der Stativbeine. Veränderungen der 

 Höhen der Wechselpunkte durch Einsinken oder Gleiten der Boden- 

 platten vor sich gehen. 



a) Um zunächst etwaige Änderungen der Höhenlage der 

 Ziellinie des Instruments während einer Aufstellung 

 zu untersuchen, sind die zusammengehörigen Festpunkte der einzelnen 

 Punktepaare verwendet. Von diesen Punkten 1, 2 ; 3, 4 ; .... ist 

 ohne weiteres anzunehmen , daß sich ihre Höhenlage während der 

 Aufstellung des Instruments, von der aus ihr Höhenunterschied be- 

 stimmt ist. nicht verändert. Die Anordnung der Ablesungen (oder 

 besser Feldmitteneinstellungen) bei dieser Messung sei nochmals an- 

 geführt. Von den Ablesungen in der Reihenfolge 1) bis 8) des unten 

 folgenden Schemas beziehen sich 1), 4), 6), 7) auf den ersten, 2), 

 3), 5), 8) auf den zweiten Festpunkt des Paares P, P._,. Mit Rück- 

 sicht auf Verwendung desselben Schemas auch auf den Haupt- 

 strecken seien die Einstellungen bei Pj als Ablesungen rückwärts 

 mit r und bei P., als Ablesungen vorwärts mit v bezeichnet; end- 

 lich beziehen sich die Einstellungen ohne Akzent auf die Vorder- 

 seite, die mit Akzent auf die Rückseite der Latten. Das Schema ist 

 dann folgendes : 



Festpunkt Pj Festpunkt P„ 



Mvellement 



Beide Nivellements zusammen 

 bilden ein vollständiges Nivelle- 

 ment A oder B. wobei hier, bei 

 den Festpunktepaaren, zwischen 

 diesen zwei vollständiofen Ni- 

 vellements kein Unterschied zu 

 machen ist. 



Die Zielweite z beträgt bei diesen Bestimmungen des Höhen- 

 unterschieds zwischen den zwei nahe beieinander liegenden Punkten 

 eines Festpunktepaars entweder 10 m oder 15 m oder 20 m, im 

 Durchschnitt z = 13,6 m. Für jede dieser Instrumentenaufstellungen 

 sind nun die Latteneinstellungen 1) und 7), sowie 2) und 8) mit- 

 einander verglichen, soweit bei beiden Einstellungen dieselbe 

 Feldmitte an der Latte genommen worden ist. Die Differenz der 

 Libellenstände ist dann, der Zielweite z entsprechend, in dmm (auf 

 1 dmm abgerundet) verwandelt. Die Rechnung sieht bei einem be- 

 stimmten Punktepaar, z. B. 65, 66, so aus : 



