504 RAPPORTS. 



C'est alors que M. le délégué de la Société de Senlis proposa un 

 amendement d'après lequel il n'y aurait seulement que l'Horticul- 

 ture utile : arbres forestiers, fruitiers, légumes, etc., qui seraient 

 admis dans les Concours régionaux aux mê mes titres et droits 

 que les produits de l'Agriculture. La proposition ainsi réduite a 

 été votée à l'unanimité et le bureau s'est chargé de la soumettre 

 à l'appiéciation de M. le Ministre de l'Agriculture et du Com- 

 merce. 



Rapport sur un Thermomètre avertisseur électrique construit 

 PAR M. EoN, A Paris (1); 



M. Cn. DE Vendeuvre, Rapporteur. 



Messieurs, 



La Commission que vous avez chargée d'étudier et d'apprécier 

 le thermomètre avertisseur de M. Eon s'est réunie, le mercredi 

 2 juin, au dépôt de la Compagnie des omnibus de l'avenue 

 de Wagram. 



Cette Commission était composée de MM. Heringer, P résident, 

 Hanoteau, Villain et de Vendeuvre, Rapporteur. 



Le thermomètre que nous avons eu à examiner est une ingé- 

 nieuse transformation du thermométrographe de Bellani, dans 

 lequel M. Eon a remplacé les index par deux fils de platine; mais 

 par cela même que les index sont supprimés, il cesse d'inscrire, 

 d'enregistrer pour avertir; aussi son inventeur Ta-t-il appelé, avec 

 beaucoup de sens, thermomètre avertisseur. 



Cet instrument est un thermomètre à alcool recourbé en forme 

 d'U. Une colonne de mercure remplit la partie cintrée de l'appa- 

 reil. Sous l'action des variations de la température, la liqueur 

 alcoolique, contenue dans le réservoir, augmentant ou diminuant 

 de volume, déplace dans un sens ou dans l'autre la colonne 

 de mercure dont les extrémités viendront, dans certains cas 

 prévu?, immerger l'un ou l'autre des fils de platine ajustés dans 

 les branches du thermomètre, de telle sorte que le contact du 

 mercure (qui est un véritable trait d'union) et de l'un des fils de 



(1) Présenté le 24 juin i880. 



