SDR UN THERMOMÈTRE AVERTISSEUR DE M. EON. 505 



platine se produira sous une température prévue. Chacun des 

 deux fils est en communication avec l'un des pôles d'une pile. Le 

 mercure contenu dans la partie cintrée de l'appareil est, au 

 moyen d'un 3« fil, en communication constante avec l'autre 

 pôle de la pile. 



Quand, sous l'action de variations de température, le mercure 

 montant dans l'une des branches du tube viendra immerger le 

 bout inférieur de l'un des fils, les deux pôles se trouveront en 

 contact, la sonnerie sera mise en mouvement, pour ne s'arrêter 

 qu'après la cessation du contact. Cette sonnerie peut être placée à 

 une distance quelconqtie de l'appareil, pourvu qu'elle y soit reliée 

 par deux fils; on sera ainsi averti que les températures prévues 

 sont atteintes. Le fil de platine qui indique le minimum ne peut 

 être changé à volonté, il a dû être fixé d'avance par le construc- 

 teur ; le maximum au contraire est variable à volonté. 



Au dépôt de l'avenue W^gram, 12 appareils sont installés dans 

 des silos de 7 mètres de profondeur contenant chacun 200 tonnes 

 de grains, avoines, orges, féveroles, maïs; ils y fonctionnent 

 depuis 18 mois avec une précision qui ne s'est jamais démentie. 



Or, dans de telles conditions d'agglomération, les fermentations 

 sont fréquentes; si elles se prolongeaient, elles détermineraient 

 l'avarie, la perte même des produits emmagasinés, quelquefois 

 pourraient aussi causer des incendies. 



Il est donc important de connaître les perturbations qui- peu- 

 vent se produire dans des milieux où il est impossible de péné- 

 trer : là, l'appareil Eon est un avertisseur certain. 



Au moment de notre visite, le chef du dépôt qui nous a reçus, 

 conduits et renseignés avec la plus exquise bienveillance, faisait 

 vider deux silos pleins de maïs, qui commençaient à fermenter ; 

 il avait été averti en temps utile, parce que, cette fermentation 

 commençant à 20", le thermomètre placé dans la masse avait 

 été préalablement réglé à cette température ; le contact s'étant 

 produit, la sonnerie correspondant aux deux thermomètres placés 

 dans le silo s'était mise en mouvement et avait prévenu que la 

 fermentation commençait, qu'il fallait aviser. 



Nous avons pu constater au toucher et à l'odorat que les pro- 

 nostics du thermomètre étaient rigoureusement exacts. Le chef 



