^58 

 parées de la voisine par un espace clair ; dans quelques fibres, outre les 

 fentes qui existent entre chaque bande transversale, il existe des fentes 

 longitudinales qui donnent aussi naissance à des blocs cubiques bien 

 plus volumineux que les éléments normaux sarceux. 



Les fibres les plus atrophiées ont perdu leur striation; elles sont 

 irrégulières, ici très-étroites, là encore larges et distendues; la plupart 

 contiennent des granulations protéiques et quelques granulations grais- 

 seuses; quelques-unes renferment, en outre, un grand nombre de gra- 

 nulations pigmentaires. 



Le point le plus important que M. Hayem tient à signaler, c'est la 

 présence dans ces fibres atrophiées de petits noyaux ayant ici des ca- 

 ractères particuliers. 



Ce sont de petits éléments pressés les uns contre les autres, irrégu- 

 liers, plus petits ou à peine aussi gros que des globules rouges du sang. 

 Leurs bords sont un peu anguleux, leur contour net, leur aspect gri- 

 sâtre, brillant; leur réfringence paraît considérable. 



Nouvel appareil pour la respiration artificielle; par N, Gréhant, 

 aide-naturaliste au Muséum. 



L'indication de faire la respiration artificielle chez l'homme se pré- 

 sente dans une foule de circonstances, dans tous les cas d'asphyxie de 

 cause si diverse, et dans l'empoisonnement par les gaz ou les vapeurs 

 délétères absorbés par les poumons. Je crois utile de faire connaître 

 un appareil que j'ai fait construire par M. Vérick, et qui permet de 

 faire la respiration artificielle chez l'homme ou chez les animaux 

 pendant un temps indéfini. 



Le mouvement direct de rapprochement et de l'éloignement des bran- 

 ches d'un soufflet, qui devient si fatigantau bout de quelques minutes, 

 est obtenu dans mon appareil à l'aide dun mouvement de rotation que 

 l'on peut maintenir longtemps sans fatigue. 



Un axe horizontal mobile dans deux coussinets se termine d'un côlé 

 par une manivelle, de l'autre par une coulisse imitée de la coulisse de 

 Siephenson. 



Dans celte coulisse on peut fixer à l'aide d'une vis et d'un écrou mo- 

 bile l'une des extrémités d'une bielle dont l'autre extrémité est unie 

 par une articulation à genou avec Tune des branches d'un fort soufflet 

 dont la seconde branche est fixée d'une manière invariable. 



Lorsqu'on fait tourner la manivelle, k- point de la bielle fixé à la 

 coulisse décrit une circonférence dont on change à volonté le rayon 

 en approchant ou en éloignant ce point du centre de l'axe de rotation; 

 on donne ainsi au mouvement du soufflet l'amplitude que l'on désire, 



