!Ô4 

 serai à celui de translucide ((/m-caço;) la signification inentionnée. 



Pour éclairer les animaux et le corps humain, je me suis servi de 

 deux sources lumineuses intenses : la lumière électrique et la lu- 

 mière oxy-hydrique. Pour avoir la première, j'ai fait coustruire des 

 appareils électriques, à pile de Grove et de Bunzen, pareils à ceux 

 de feu Middeldorpf, mais plus commodes et surtout plus portatifs. 

 Pour avoir la seconde, je me suis adressé à la Société oxy-hydnque 

 de Paris qui a bien voulu me prêter son bienveillant concours. 



L'appareil électro-dynamique portatif consiste en une boite en 

 bois à deux compartiments; ces derniers contiennent des cavités 

 carrées ou rondes en gutta, caoutchouc durci ou verre, et munies 

 d'un couvercle qui sert à les fermer presque hermétiquement. Les 

 couvercles possèdent des trous servant à l'introduclion des liquides 

 excitateurs : l'acide nitrique à 40 pour 100 et la solution d'acide sul- 

 furique contenant 6 pour 100 d'acide. Aux zincs et aux platines sont 

 soudés des rubans étroits de cuivre ou d'argent aboutissant aux 

 extrémités de l'appareil. Afin de préserver les couvercles et les cu- 

 vettes de l'action délétère de l'acide nitrique, il faut ^ les induire 

 d'une composition de bitume et de caoutchouc dissous dans de la 

 benzine. 



L'appareil oxy-hydrique consiste en une lampe munie de deux 

 petits conduits en cuivre qui sont reliés au, moyen de tubes en 

 caoutchouc avec des sacs, également en caoutchouc, remplis d'hy- 

 drogène et d'oxygène; au moyen des deux robinets de ces conduits 

 en lâche les gaz et, une fois l'hydrogène allumé, on régularise leur 

 marche dans l'intérieur de la lampe où se trouve un morceau de 

 chaux ou de zircone, contre lequel viennent butter les deux gaz et 

 qui devient incandescent. 



Les dioptro-organoscopes sont composés de doubles tubes en verre 

 dont l'extérieur a une seule ouverture et l'intérieur une double. 

 Dans le tube intérieur se trouve une spirale en platine qui vient 

 s'adapter à deux fils de cuivre que soutiennent dans le tube des pe- 

 tits morceaux d'ivoire, et qui aboutissent à un manche creux dans 

 l'intérieur duquel on peut, au moyen d'un bouton placé extérieure- 

 ment, fermer ou interrompre le courant électrique. Pour obtenir 

 des dioptro-organoscopes à réflecteur ou dioptro-somatoscopes, c'est- 

 à-dire des instruments à éclairage externe, par exemple de l'abdo- 

 men, etc.. il suffit d'adapter aux instruments susmentionnés des ré- 



