DEL CAV. LEOPOLDO NOBILI. 45 



piccolissiml pezzi, dl poclie llnce in superficie, cli rame e 

 di zinco posti nelF acqua distillata, daiino all'ago una de- 

 viazione niagglore di quella , clie nell' esperienza dell'Oer- 

 sted avreblje dato uii elemento voltaico di piii piedi in 

 superficie , fatto agire nell' acqua acidula. II resultato di 

 questo confronto sorprendentissimo a clilunque lo istitui- 

 sca sforza ad ammirare la grand' cfiicacia del moltiplica- 

 tore e del sistenia astatico adottati nello strumento. Le di- 

 mensioni del filo metallico del moltiplicatore sono diverse 

 secondo clie voglia usarsi il galvanometro per le correnti 

 idroeleuriche , o per le termo-elettriche , o per le correnti 

 discontinue dell' elettricita ordinaria (i). E ad evitare 1' in- 

 fluenza magnetica che il filo di rame ha sull' ago ado- 

 pera I'autore il filo d' argento , come quello che vi eser- 

 cita una influenza pressoche nulla con gran vantaggio 

 per la sensibilita dello strumento (2). Ridotto a tal perfe- 

 zione il galvanometro ad ago, indica henissimo le piii de- 

 boli correnti di qualunque sjiecie che si conoscano, e per 

 la gran moltiplicita delle correnti elettriche eslstenti in na- 

 tura e uno degli strumenti piix interessanti della fisica ; 

 talche puo porsi a pari del termometro di Reaumur , del 

 barometro del Torricelli , dell' elettrometro a paglie del 

 Volta , e come questi converreblje che dlvenisse d''uso fre- 

 quente presso tutti quelli che si dilettano della scienza. — 

 'Conoscendo il sig. cav. Nobili di quanta importanza fosse 

 r avere dal galvanometro itna misura corrispondente all'in- 

 tensita delle correnti, fu il primo ad occuparsi d' un gal- 

 vanometro comparabile. Era gia noto che i gradi segnati 

 dal galvanometro non corrispondono sempre all' intensita 

 delle correnti, e pei lavori del sig. Becquerel (3) si sa- 

 peva come determinare la deviazione corrispondente ad 

 una corrente doppia d' un' altra. Ma questo era ben poco. 

 II Nobili costrui il galvanometro comparabile (4) , molto 

 mcno scnsiljile degli altri , e con un moltiplicatore a quat- 

 tro fili air oggetto di poter raddoppiare , triplicare e qua- 

 druplicare a jiiacimento la forza delle correnti assai gran- 

 di , e quindi dedurre la relazione tra i gradi indicati dal 



(i) Tomo II, pag. 36. 



(3) Mfiiioria del ay marzo 1828. torn. I, pag. 102. 



(3) Ann. de chiin. et phys., torn. 3i , pag. Sji. 



(4) Memona del i agosto 1829, torn. I, pag. io5. 



