2\6 LIVELLAZIOKE DELLA CITTA DI MILANO. 



stato !1 meilesiino;, se si riflette inoltre clie ogni Ijarometro 

 lia delle cause d' errore costante che gli sono proprie , si 

 2;iudichera non essere opera afFatto perduta il litornare 

 con nuovi mezzi su tale ricerca. 



Noi vediamo spesso che due Ijaroiiietri, sebbene costrutti 

 da ai-tisti accreditati , posti vicini I'uno alFaltro presentaiio 

 qualche diversita nell' altezza della colonna del meicurio , 

 clella quale molte possono essei-e le cause: i." rerroie che 

 Tartefice puo comniettere nel segnare i a8 poUici sulla 

 scala , doveiido questi esser presi nei baronietri a gal- 

 leggiante Jalla superficie del mercurio nel pozzetto , te- 

 nuto conto deli' aff'ondamento del gallcggiante medcsimo nel 

 fluido ; 2." la varieta. die puo incontrarsi nella dcnsita del 

 mercurio piu o meno purgato da sostanze estranee, piu o 

 meno diviso da Ijollicine d'aria impercettibili ;, 3." la capil- 

 larita diversa non solo a seconda del calibro del tuljo e 

 della temperatura del mercurio (che tale diversila puo sem- 

 pre valutarsi col calcolo), ma diversa forse ancora secondo 

 il grado di pulimento e I'untuosita della superficie interna 

 del vetro; 4.° la grossezza del vetro stesso, per cui piu o 

 meno facilmente la temperatura del mercurio si mette in 

 equilibrio con quclla deirambiente; 5.' la dilatazione della 

 scala, che e maggiore se e di ottone . minima se e di legno, 

 intermedia se consta dell" una e delF altra materia. Qiieste 

 ed altre cause d'eiTore possono sminviirsi e correggersi in 

 gran parte con un' attenta verilicazione degli stromenti 

 che s' adoperano ^ ma tale verificazione che abbiamo po- 

 tuta praticare sul barometro e sul termometro usati dal 

 Cesaris , che tuttora da noi si conservano , non riesce 

 d\ilcuna utilita alio scopo attuale (juando non si ottengano 

 i dati necessarj per istituire un'analoga rettificazione delle 

 altezze liaronietriche osservate a Padova. 



Ecco cio che il Toaldo lascio scritto nei Saggi dell' Ac- 

 cademia di Padova tom. I, pag. 3 85 intorno al barometro 

 da lui impiegato ed ai metodi coi quali ottenne T eleva- 

 zlone di esso sul mare Adriatico. 



Barometnim , ex mercurio bene purgato ope ignis in ipso 

 tubo, qui curvatus a parte inferiore dcsinit, more nolo, in am- 

 pullam, suspensum est ad altitudinem pedum fere 56 (tnensurcB 

 patavincp- , qucB ad parisiensem se hdbet ut i58.- 144) supra 

 superficiem medium Medoaci fluminis. Observationes aiitem, in 

 barometris ante comparatis ^ facta: simul horis rondictis Venetiis 



