120 V A K I E T A . 



circolare : rilevando e rinnendo insieme i contatti dispari 

 posti lungo la periferia, se ne formera un fascio cilindrico, 

 detto pila termo elettrica, che avra i suoi varj dementi ^n 

 coniunicazione metallica ad ogni loro estremita , e sepa- 

 rati in tutto il rimanente dalla carta inverniciata. Siano 

 sessantaquattro o settanta le spranghette elementari di bi- 

 smuto o d'antimonio , ed ognuna di esse sia tanto esile 

 che r area della sezione trasversale della pila risultante 

 dalla loro riunione fascicolare non ecceda quella del bulbo 

 ordinario di un terinometro. 



Per concepire attuahnente la struttura del termo-molti- 

 plicatore s' imniagini questa pila introdotta entro un tube 

 orizzontale : si divida in due una qualunque delle spran- 

 ghette nietalliche che si trovano sulla circonferenza, e si 

 Saldino alle estremita risuitanti due fill di rame che escano 

 separatamente dalla parte superiore del tubo, e dope di 

 aver percorso liberaniente uno spazio di due o tre piedi, 

 comunichino coi due capi di un galvanometro astatico , 

 composto , come e noto , di un lungo filo metallico total- 

 niente coperto di seta le cui varie circonvoluzioni s'ag- 

 girano iniorno ad un picciol telajo, e passano in somina 

 vicinanza di due aghi orizzontali calamitati in senso op- 

 posto , ed ainbi sospesi mediante un bruscolo di paglia 

 ed un esillssimo filo di seta alia parte centrale di una 

 canipana di vetro che copre il tutto : uno dei due aghi 

 trovasi entro il telajo, Taltro fuori e ad una breve distanza 

 da un sottoposto quadrante diviso in gradi. Quest' ultimo 

 ago fa r ufficio d' indicatore , e nel nostro caso fermasi co- 

 stantemente suUo zero della scala circolare allorche le due 

 estremita o facce della pila termo elettrica sono egual- 

 mente riscaldate : ma appena sviluppasi tra di loro la piu 

 leggiera differeiiza di temperatura , 1' indice galvanometrico 

 si vede uscire imniediatamente dalla propria posizione d'e- 

 quilibrio , e girando intorno al suo punto di sospensione 

 deviare piii o merio alia destra o alia sinistra dello zero, 

 secondo che la difFerenza proviene dal riscaldamento o dal 

 raflreddamento di una«data faccia della pila. 



Per chi non conosce la teorica del termo-elettricismo 

 sembrera oltremodo strano che T azione calorifica eccitata 

 nella pila si propaghi con tanta celerita per le comuni- 

 cazioni e pel filo galvanometrico ed operi imniediatamente 

 sugli aghi magnetic! i quali non toccano nessuna parte del 



