V A U I E T a'. 121 



sistema metallico. Ma s' intontlera facilmente la cagloiie di 

 questo fenoineno riflettendo che lo sqiiilibrio calorlfico della 

 pila trae seco lo squilibrio elettrico. Ora e noto ad ognuno 

 che r elettricita percorre ne' nietalli uno spazio qualunque 

 in ua istante impercettlbile: quindi 1' elettrico cacciato in 

 giro movesi incontanente per tutto il sisteraa metallico 

 della pila e dell' annesso galvanometro , e passando in vi- 

 cinanza degli aghi calamitati , li fa girare nell' uno o nel- 

 I'altro senso secondo la direzione della corrente e Tindole 

 dell'azione elettromagnetica scoperta dall'Oersted. 



L'esperienza ha dimostrato che in tutte le circostanze 

 eve s' impiega il teriEO-moltiplicatore , I'energia della elet- 

 tricita circolante in questo apparecchio e esattamente pro- 

 porzionale alia differenza di temperatura tra le due facce 

 della pila: d'altronde il calore necessario per ispingere 

 Tago indicatore all' estrerao della scala galvanometrica * 

 SI debole, e si grande la resistenza opposta alia propaga- 

 zione calorifica dal bismuto e dall' antimonio , che per 

 quanto si prolunghi la luassima azione suU' una delle fac- 

 ce , la temperatura dell' altra non subisce la menoma va- 

 riazione : quindi la forza che produce la deviazione del- 

 r indice cresce proporzionalmente alle quantita di calore 

 die giungono successivamente sopra uno de'lati della pila 

 termo-eleitrica. 



Per adoperare il termo-moltiplicatore alia misura delle 

 irradiazioni calorifiche e d'uopo prima d' ogn' altra cosa 

 annerire le due facce della pila onde far loro assorbire 

 qualunque specie di calor raggiante con eguale intensita : 

 convien poscia chiudere una delle due aperture dell' invi- 

 luppo cilitidrico della pila, e volger 1' altra verso la sor- 

 gente di calore in guisa che 1' asse sia paralello alia di- 

 rezione de' raggi. II tempo necessario a valutare la forza 

 dell' irradiazione giunge appena ad otto minuti secondi. 

 Un termometro costrutto col mercurio , coU'alcool , o col- 

 r aria atniosferica posto in vicinanza di una sorgente ca- 

 lorifica a tem|ieratura costante conserva tuttavia un mo- 

 vimento ascendente dopo un intervallo di quindici o venti 

 minuti primi. II termo-moltiplicatore supera dunque d'assai 

 per la prontezza delle indicazioni , qualunque antico strii- 

 niento termoscopico. 



La sua preminenza dal lato della sensibilita e anche 

 niaggiore , e per tal rispetto puo dirsi che V attitudine del 



