2IO MEMOEIE DI FISICA , 



tanto il Inogo in cui s' incontraao i tratti superior! qnanto 

 quelle in cui s' incontrano gl' inferiori si trovi nell'asse 

 verticale di rotazione dell' ago stesso. Per la quale disposi- 

 zione avviene che I'ago quando da una coriente elettrica die 

 circoli nel lilo e toko dalla posizione di equilibrio col ma- 

 gnetismo terrestre , si inclina e vero a que' due tratti del 

 filo a' quali era parallelo, ma si fa parallelo ad altri due 

 tratti I'uno superiore e I'altro inferiore. Negli ordinarj galva- 

 nometri all' opposto , appena incomincia quel raoto , 1' ago 

 s' inclina egualmente a tutti i tratti. E siccome la grandezza 

 della forza colla quale il filo elettrizzato imprime all'ago il 

 moto di rotazione scema al crescere dell' angolo che quello 

 comprende con questo, cosi apparisce che per tal conto la 

 disposizione immaginata dal Marianlni produce con una data 

 corrente una deviazione molto maggiore di quelia che si 

 avrebbe negli ordinarj strumenti. Di questa asserzione si 

 lianno non dubbie prove nelle sperienze clie il Marianini 

 descrive nel prinio paragrafo di questa prima Memoria ; per 

 le quali non si puo non conchiudere che il suo strumento 

 paragonato coi moltiplicatori a tratti paralleli sia piti squisito 

 a parita di circostanze , cioe quando sia eguale il numero di 

 girl che il filo metallico fa attorno all'ago, egualmente di- 

 stanti da questo sieno i piani inferiore e superiore del telajo, 

 e gli aglii stessi abbiano dimension! e magnetismo uguali. Ma 

 perche nella costruzione del Marianini il numero dei giri del 

 filo attorno al telajo non puo accrescersi ad arbitrio, se 

 vuolsi evitare lo afFastellamento dei tratti nel luogo di loro 

 incrocicchiamento, ne si puo comodamente usare di un si- 

 stema astatico di aghi calamitati , col quale s' indebolisca 

 la forza direttiva della terra , e si accresca quelia con cui 

 il filo imprime al sistema il moto di rotazione, cosi accade 

 che praticameiite piii presto provvedesi alia sensibilita dei 

 galvanometri seguendo la costruzione ordinaria, massime 

 se per la natura delle ricerche che si hanno di mira si 

 Voglia di diametro alquanto grande il filo del galvanome- 

 tro. Sta pero ancora che quando per motivi particolari e 

 limitata la Innghezza del filo, ne convenga far uso del dop- 

 pio ago astatico, e allora a preferirsi la disposizione del 

 Marianini come quelia che in tali incontri e piii vantag- 

 giosa. 



Le modificazioni che 1' autore introdusse nella primi- 

 tiva costruzione e clie da lui sono descritte nel secoado 



