Bericht über die Leichenmesaungen am Strassburger anatomischen Institute. 25 



Perinaeum. Sodann führe ich den Schlitten so weit zurück bis der 

 horizontale Balken die senkrechte Cathete des Dreieckes berührt und 

 lese an der Scala die Messzahl direct ab. Das hier zur Verwendung 

 kommende Dreieck (Fig. I F) ist aus einem Brette hergestellt, besitzt 

 einen Ausschnitt zum Durchführen der Hand und ist auf einem schma- 

 len Fussbrettchen befestigt, welches es ermöglicht das Dreieck auch frei 

 hinzustellen. 



Zur Bestimmung der Länge des Fusses (N. 14 erste Columne 

 S. 22) bediene ich mich eines gewöhnlichen genau gearbeiteten 

 Schustermaasses, an welchem nur eine genaue Millimeterscala an- 

 gebracht ist. 



Die Bestimmung der beiden Beckenmaasse (Distanz der Spinae iliacae 

 anteriores superiores N. 16 und Distanz der Trochanteren N. 17) wird 

 mit einem besonderen Beckenzirkel ausgeführt. Zu diesem Zwecke 

 habe ich einen Zirkel anfertigen lassen, welcher genau dem zusammen- 

 klappbaren Tasterzirkel nach Virchow nachgebildet ist, sich nur durch 

 eine grössere Länge der Branchen unterscheidet. Die gerade Länge 

 einer jeden Branche beträgt 35 cm. Der zu diesem Zirkel gehörige 

 Maassstab besteht aus einem mit einer Millimeterscala versehenen Holz- 

 raaassstabe von 50 cm Länge. 



Die fünf folgenden Kopfmaasse (N. 18. Grösste Länge des Kopfes 

 bis N. 22. Breite zwischen den Unterkieferwinkelu) werden mit einem 

 zusammenlegbaren Tasterzirkel nach Virchow gemessen. Der 

 hierbei zur Anwendung kommende Messingstab ist 28 cm lang und zu- 

 sammenklappbar. 



Für sämmtliche folgenden Maasse (Gesichts-, Nasen-, Ohrmaasse) 

 desgleichen für die Bestimmung der Höhe des Malleolus medialis dexter 

 wird ein gewöhnlicher Zeich euzirkel und ein Elfenbeinmaassstab in 

 Anwendung gebracht. 



Der Kopf wird vermittelst des auf S. 20 beschriebenen Appa- 

 rates mit Zuhülfenahme eines Keilklotzes in die „deutsche Hori- 

 zontalebene" gebracht. 



Die obere Extremität und der Brust- und Kopfumfang werden ver- 

 mittelst eines Stahlbandmaasses gemessen (pag. N. 9 — 13). 



Ich habe in Obigem die Messungsmethoden in extenso wieder- 

 gegeben, wie sie sich im Strassburger anatomischen Institute als zweck- 

 entsprechend eingebürgert haben. Ich bin auch auf die kleinsten Punkte 

 des von mir eingehaltenen Verfahrens mit minutiöser Ausführlichkeit 

 eingegangen und habe dieselben für manchen Leser vielleicht in zu pe- 

 dantischer ausführlicher Weise geschildert. Doch gerade letzteres halte 

 ich nicht für unwesentlich, denn gerade durch das genaue Einhalten der 



