182 Sterilisationsapparat für Blutserum; Desinfectionsapparate. 



des Wassers die uugespannten Dämpfe eines Körpers von constautem 

 Siedepunct, des Chloroforms und eines anderen, des Benzins, 

 welches mit ersterem in bestimmten, je nach der gewünschten Temperatur- 

 höhe schwankenden, Proportionen gemischt wird, zur Verwendung kom- 

 men, sowie in der Benutzung des Princips des Rückflusskühlers. Reines 

 Chloroform siedet bei 61" C. , der Petroleumäther der Pharm. Germ, 

 zwischen 55" bis 75" C. Vermischt man Chloroform mit 10 Volum- 

 procenten des letzteren, so weisst die Mischung, falls die Dämpfe voll- 

 kommen condensirt nach dem Ausgangspunct quantitativ zurückgeführt 

 worden, eine constante Temperatur von 59" C, also gerade diejenige 

 Temperatur auf, welche zur discontinuirlichen Sterilisation des Blut- 

 serums nach Koch erforderlich ist. Die durch eine Zeichnung erläuterte 

 Beschreibung der Zusammensetzung des Apparates muss im Original 

 nachgelesen werden. 



Wolff (10) prüfte in seinen, vorwiegeiid mit Rücksicht auf prak- 

 tische Desinfectionsmaassregeln unternommenen Versuchen folgende 

 Apparate auf ihre Leistungsfähigkeit: 1) den RAEXKE'schen und den 

 Schimmel' sehen Apparat (beide ausschliesslich durch trockene Hitze 

 wirkend, 2) den MEEKE-ScHiMMEL'schen und 3) den BAcoN'schen trans- 

 portablen eisernen Desinfectionsapparat (beide durch heisse Wasserdämpfe 

 wirkend, welche bei 3 gleichzeitig mit heisser trockener Luft, bei 2 ev. 

 auch isolirt zur Anwendung gelangen können; Apparat 3 bietet nach 

 Wolff vor Apparat 2 den Vorzug leichterer Transportirbarkeit). Als 

 Desinfectionsob j ecte dienten sowohl sporenfreie Mikroorganismen: 

 frische Hefe, Mikrokokkus prodigiosus, Sarcine, Bact. termo, Bacillus 

 subtilis, Milzbrandbacillen sowie Vaccine, als auch sporenhaltige : an Seiden- 

 fäden angetrocknete Milzbrandsporen; die Desinfectionsobjecte kamen 

 theils in Glaskölbchen eingeschlossen, theils verpackt in trockene oder 

 feuchte Ballons und Beutel von verschiedenem Material, von verschiedenen, 

 öfters ganz erheblichen Dimensionen, in die Apparate. Die Resultate 

 des Verf. bestätigen in überzeugendster Weise die, durch die bekannten 

 einschlägigen Angaben von Koch und Wolffhügel sowie Koch, Gaffky 

 und LöFFLER festgestellte Ueberlegenheit der desinficirenden Einwirkung 

 des strömenden Wasserdampfes gegenüber derjenigen der trocknen Hitze. 

 Aus den Schlussbemerkungen , die praktische Handhabung der 

 Desinfection betreffend, heben wir folgende Sätze hervor: 1) Für 

 trockene Objecte ist zur vollkommenen Desinfection eine 1 bis 1'/,- 

 stündige Einwirkung directen strömenden Wasserdampfes nicht 

 unter 100" C, auf die Desinfectionsgegenstände zu verlangen. 2) Für 

 nasse Objecte ist zur sicheren Desinfection eine zweistündige Ein- 

 wirkung desselben Verfahrens erforderlich. 3) Die Temperatur soll 

 überall im Innern der Desinfectionsobjecte mindestens 100" C. sein 

 (ein sehr geeignetes Verfahren, genau den Moment festzustellen, in dem 



