524 Vorräthighalten sterilisirter pflanzlicher Nährböden und 



sterilisirten Wassers. 



bewahriiug grösserer Mengen von sterilisirtem Wasser. Es dienen 

 hierzu grössere gewöhnliche Spritzflaschen, deren zuführendes Rohr mit 

 der nöthigen Gummi- Vorrichtung zur Austreibung des Wassers, deren 

 abführendes Rohr mit einem Gummischlauch zur Anbringung eines 

 Quetschhahnes armirt ist. An bestimmten Stellen ist die Flasche ausser- 

 dem noch mit Watte versehen und der Glasstöpsel (Kopf der Flasche) 

 wird, nach Umgebung mit einem Watte-Mantel, durch Bindfaden fest 

 auf die Flasche aufgebunden. Nachdem die Flasche schon vor der 

 Füllung mit Wasser und vor der Anbringung der Gummischläuche und 

 der Bedeckung und Befestigung des Kopfes im Trockenschrank sterilisirt 

 worden, kommt die ganze Vorrichtung (ohne den Quetschhahn!) nun- 

 mehr noch eine halbe Stunde in den Dampfkochtopf. Nach der Heraus- 

 nahme wird sofort der Quetschhahn angebracht und jetzt ist der Apparat 

 gebrauchsfähig. Behufs Benutzung desselben drückt man erst zweimal, 

 nicht zu kräftig, auf die Birne und ötfnet dann den Quetschhabn ; sobald 

 der Bedarf gedeckt, schliesst man letzteren während der Wasserstrahl 

 noch fliesst. Die ganze Einrichtung ist durch eine (leider nicht allent- 

 halben vollständig deutliche, Ref.) Zeichnung illustrirt, aufweiche be- 

 züglich der Einzelheiten verwiesen werden muss. Die Flaschen liefern 

 nach Plaut selbst bei stündlichem Gebrauche dauernd ein keimfreies 

 Wasser, wenn man dafür sorgt, dass der Quetschhahn sicher schliesst 

 und dass das Wasser zwischen Quetschhahn und Oetfnung jedesmal 

 wegfliesst, bevor man die Aufnahmegefässe, die Seidenfäden oder dergl. 

 unterschiebt. Nicht minder gut als Wasser lassen sich auch nichtgela- 

 tinirende Nährlösungen , namentlich Bouillon , Pflaumendecoct u. s. w. 

 in den beschriebenen Flaschen sterilisiren und aufbewahren. Zur Con- 

 servirung gelatinirter Nährböden eignen sich jedoch die Apparate nicht, 

 weil die Watte im Ausflussrohr durch die Gelatine hart und undurch- 

 lässig wird. 



Plaut (942) macht auf einen Uebelstand bei den von ihm oben 

 beschriebenen Wassersterilisationsflaschen aufmerksam, welcher darin 

 besteht, dass, falls der Verschluss zwischen Stöpsel und-Hals vollkommen 

 luftdicht ist, ein Theil des Wassers während der Sterilisation aus der 

 Flasche herausläuft und zwar so weit, als das Glasrohr reicht. Man 

 begegnet der erwähnten Störung, wenn man Korkstöpsel anwendet und 

 das Glasrohr vor dem Sterilisiren bis zum Niveau des Wassers heraus- 

 zieht, oder falls man den Glasstöpsel beibehalten will, auch dadurch, 

 dass man letzteren vor der Sterilisation durch leichtes Emporziehen 

 unter der Watte etwas lockert. Nach der Sterilisation kann dann der 

 Verschluss durch Festerbinden des Bindfadens etc. wieder luftdicht ge- 

 macht werden. 



Babes (883) beschreibt zunächst einen Thermostaten, welcher 

 sich vor den sonst gebräuchlichen viereckigen doppelwandigen Vegeta- 



