526 Bacteriologische Apparate nach Babes; Sterilisationsteclinik. 



mit ausgesetzt zu werden brauchen, weiterhin ein verschliessbares 

 Gestell zur Demonstration und Aufbewahrung von Bacterienculturen, 

 ferner Flaschen zur Aufbewahrung der zur Untersuchung von Bac- 

 terien dienenden Reagentien, welch' letztere einestheils vor Verun- 

 reinigungen schützen, anderntheils unmittelbar eine genaue Messung der 

 Flüssigkeitsmenge ermöglichen. 



Daran reiht sich noch die Beschreibung einer modificirten Form 

 von D p p e 1 s c h ä 1 c h e n als Ersatz des Apparates bei dem KocH'schen 

 Plattenverfahren. Die Modification besteht darin, dass der Rand der 

 unteren Schale schief gestaltet ist, wodurch gewonnen wird, dass das 

 Agar-Agar bei Umdrehung der Schale zwecks mikroskopischer Unter- 

 suchung nicht herabgleitet und dass das Condensationswasser nicht auf 

 die Cultur, sondern in eine zwischen dem Rand der oberen und der 

 unteren Schale befindliche Rinne herabtropft. Die erwähnten Schalen 

 sind ferner auch nach B. der schliesslichen Infection von aussen her 

 weniger ausgesetzt als die Schalen mit parallelen Rändern. Der Ver- 

 schluss der Schälchen behufs Conserviruug der darin enthaltenen Cul- 

 turen wird durch einen Gummiring bewirkt. Aehnliche Schalen mit 

 gegenüberstehender seitlicher Tubulatur am senkrechten Rande der 

 äusseren Schale verwendet B. zu Versuchen mit Durchleitung von Gasen 

 durch Plattenculturen. Derselbe Apparat kann auch zur Anlegung und 

 Untersuchung von Plattenculturen dienen, indem Theilchen der letzteren 

 aus dem verschlossenen Apparat durch die in den Innenraum führenden 

 Tuben herausgenommen werden können. Schliesslich erwähnt B. einen 

 durch Hitze sterilisirbaren grossen Instrumenten kästen von 

 Blech und Asbest, welcher alle für die experimentelle Pathologie nö- 

 thigen Experimente, jedes derselben für sich isolirt, enthält. Modifica- 

 tionen des CoLLiN'schen Trepans sowie der PRAVAz'schen resp. Koch- 

 schen Spritzen nach B. werden dabei kurz besprochen. — Die beschrie- 

 benen Apparate sind, wie B. anführt, theilweise bei Dr. R. Müncke in 

 Berlin zu beziehen. 



Bujwid (890) hebt zunächst hervor, dass die übliche vorherige 

 Sterilisation der zur Aufnahme von Nährböden und Flüssigkeiten 

 bestimmten Glasgefässe im Trockenschrank überflüssig ist. Es 

 genügt vollständig, die Kölbchen, Röhrchen u. s. w. mit gewöhnlichem 

 Wasser zu waschen, sie, nach der Trocknung, mit gewöhnlicher, nicht 

 sterilisirter Watte zu pfropfen und sie dann, mit den betreffenden Nähr- 

 böden gefüllt, 10-15 Minuten lang im strömenden Dampfe zu erhitzen. 

 Wiederholt man letztere Procedur zuerst nach 6 Stunden, und sodann 

 noch ein Mal am Morgen des nächsten Tages, so dai'f man der sicheren 

 und gründlichen Sterilisation der Nährböden gewiss sein. — In zweiter 

 Linie macht B. auf die Vortheile aufmerksam, welche die saure Subli- 

 matlösung als Desinfectionsmittel gegenüber der neutral oder selbst 



