Desinfectionswerth des strömenden überhitzten Wasserdampfes. 537 



Strahle, sondern möglichst gleichmässig vertheilt in die Desinfections- 

 kammer geleitet wird, weil sich dann der leichtere Dampf über der Luft 

 lagern und dieselbe rascher verdrängen wird , als wenn er, von unten 

 her eingelassen, sich ausgiebig mit der Luft vermischt. 



V. Esmarch (897) suchte die bisher ^95 noch nicht in exacter 

 Weise geprüfte Frage nach der desinficir enden Wirksamkeit 

 des strömenden überhitzten Dampfes einer gründlichen expe- 

 rimentellen Bearbeitung zu unterwerfen. Die Versuche waren durch die 

 in neuerer Zeit hervortretenden praktischen Bestrebungen angeregt, statt 

 der Apparate mit strömendem Dampf von 100" einerseits, mit gespanntem 

 Dampf andererseits, solche, die mit überhitzten strömenden Dämpfen 

 arbeiten, in die Desinfectionspraxis einzuführen, indem man sich von 

 letzteren theils die Vermeidung gewisser, den Apparaten mit gespanntem 

 Dampf anhaftender Uebelstände, theils eine grössere Desinfectionskraft, 

 als bei den Apparaten mit einfach strömenden Dämpfen von 100" ver- 

 sprechen zu dürfen glaubte. Die letztere Hoffnung musste freilich von 

 vorn herein als eine sehr zweifelhafte erscheinen, da der überhitzte 

 strömende Dampf mit jedem Grade über 100" trockener wird, sich 

 mithin in seinen physikalischen Eigenschaften der trockenen Hitze 

 nähert, deren weit geringere Desinfectionskraft gegenüber dem heissen 

 Wasserdampf von gleicher Temperatur ja eine sicher begründete That- 

 sache ist. Die Versuchsergebnisse v. E.'s beweisen nun schlagend die 

 Richtigkeit dieser Voraussetzung. 



Der Apparat, dessen sich v. E. zu seinen Experimenten bediente, 

 war folgender: Als Dampfkessel fungirte ein gewöhnlicher Dreiliter- 

 kolben, der mit Wasser gefüllt und durch drei BuKsEN-Brenner erhitzt 

 wurde. Ein kurzes Knierohr aus Glas führte den entwickelten Dampf 

 in ein 40 cm langes, 1 Va Zoll weites eisernes Gasrohr, welches durch 

 eine Anzahl von BuNSEK-Schnittbrennern beliebig hoch erhitzt werden 

 konnte. Aus dem Eisenrohr gelangte der Dampf noch in ein kurzes 

 Ansatzrohr von Glas, welches am Ausströmungsende durch einen doppelt 

 durchbohrten Kork verschlossen war. In der einen Bohrung befand sich 

 ein nach unten gebogenes enges Glasröhrchen, welches den Dampf nach 

 aussen gelangen Hess, ohne ein Einströmen von Luft zu gestatten, in der 

 anderen ein Thermometer, dessen Kugel etwa 10-15 cm in die Glas- 

 röhre hineinragte. Um die Thermometerkugel war ein kleiner Korb 

 aus Platin befestigt, zur Aufnahme der Bacterienproben , als welche 

 Milzbrandseidenfäden und feingesiebte schwarze Gartenerde, in stets 

 gleichgrosse Stückchen Filtrirpapier eingewickelt, benutzt wurden. Das 

 ganze Röhrensystem wurde etwas gegen die Horizontale geneigt, so- 



•'^»^) Cf. d. gleichzeitig und unabhängig von v. E. angestellte bez. Versuche 

 Gkl'bek's (voranstehend. Referat). Kef. 



