540 OvEitBEEK DE Mevek's Dampfdesiiifectionsapparat. 



den ersten Blick auffallende Ergebniss steht, näher betrachtet, ganz im 

 Einklänge mit den Resultaten der Experimente an der oben beschrie- 

 benen kleinen Laboratoriumsvorrichtung. Das Innere der Decken sowie 

 die von demselben umschlossenen Filterpäckchen waren feucht, zum 

 Beweise, dass hier eine Condensation des eindringenden Dampfes, welche 

 der Desinfection der Objecte Vorschub leistete, erfolgt war, während 

 die auf den Decken befestigten Filterpäckchen sich vollständig trocken 

 zeigten, v. E. räth nach alledem den Technikern entschieden davon 

 ab, Desinfectionsapparate mit überhitzten strömenden Dämpfen zu 

 construiren, 



Overbeek de Meyer (939. 940) beschreibt einen neuen bereits 

 von dem Autor auf dem internationalen hygienischen Congresse in Wien 

 (1887) demonstrirten Dampf-Desinfectionsapparat, der in den 

 Niederlanden schon vielfach benutzt wird und viele Vorzüge für sich in 

 Anspruch nehmen darf. Die wesentliche Neuerung besteht darin, dass 

 der Desinfectionsraum in den Dampfentwickler eingeschachtelt ist, sodass 

 der Wasserkessel zugleich den Mantel des Desinfectionsraumes bildet, 

 ein Constructionsprincip, welches später auch in den neuen Thuks- 

 FiELD'schen Desinfectoren (s. o.) durch Gbuber zur Anwendung gebracht 

 worden ist und für welches Verf. die Priorität hiernach für 

 sich in Anspruch nimmt. Wird das Wasser iu dem Zwischenwand- 

 raum, welches es bis zur Hälfte erfüllt, erhitzt, so erwärmt es zunächst 

 die Wände der Desinfectionskammer und verhindert so aufs wirksamste 

 die Condensation. Der Dampf erfüllt und erwärmt zunächst den Hohl- 

 raum zwischen den beiden Kästen und tritt dann von oben her in 

 die Desinfectionskammer, die er durch das im Boden sich öffnende 

 Rohr verlässt. Sonach realisirt der de MEXER'sche Apparat den von 

 Geubee (s. 0.) gewünschten Versuch im Grossen, den Wasserdampf von 

 oben her in die Desinfectionskammern einzuleiten. Da die untere Oeff- 

 nuüg viel enger ist als die obere, so herrscht in der Kammer ein 

 leichter Ueberdruck. In den neuerdings gelieferten Oefen ist es durch 

 eine einfache Einrichtung sogar ermöglicht, einen Druck von 1-3 At- 

 mosphären in dem Desinfectionsraume zu erzielen, wenn solches ge- 

 wünscht wird , ohne die besonderen Vortheile des Ofens, als welche zu 

 nennen sind: „Strömen des Dampfes, gleichmässige Temperatur in allen 

 Theilen, Abwesenheit von Condensation, bei einfacher Bedienung, grösster 

 Billigkeit, Schnelligkeit und Sicherheit der Wirkung" zu verlieren. In 

 Betreff des Näheren muss auf das Original resp. auf das von uns benutzte 

 eingehende Referat Prof. M. Geubee's verwiesen werden. 



Soyka's (953) citirter Vortrag behandelt die Desinfection 

 durch Hitze und eine vom Verf. ausgeführte experimentelle Prüfung 

 des THUESFiELD'schen Desinfectionsapparats. 



Verf. geht von den Untersuchungen der Vorgänger aus, welche er- 



