Einfache Injectionsspritze. Plattenküliler. Neue Culturzellen. 597 

 Thonfilter für keimfreie Filtration. 



servenbüchse zu dem Versuche gewählt hat, sondern eine Blechflasche, 

 durch deren Pfropf luftdicht ein langer Trichter fast bis auf den durch- 

 löcherten Boden der Flasche eingeführt ist. Die zu filtrirende Flüssig- 

 keit wird durch den Trichter oben eingegossen. Die Filtration regulirt 

 sich mit durch den Druck der in der Flasche eingeschlossenen Luft- 

 menge. Man darf nicht zu schnell nachgiessen, um das Filter nicht 

 abzureissen. Besser wäre die Herstellung des Apparats aus Glas. 



Zum Ersatz für complicirte Injectiousspritzen armirt S. ein an 

 einem Ende spitz ausgezogenes, am andern Ende mit AVattepfropf ver- 

 sehenes Glasrohr mit einem ca. V4 m langen Gummischlauch. Man 

 hält die Spitze des Rohres in die anzusaugende Flüssigkeit, worauf 

 diese beim Ausrecken des am Ende zusammengedrückten Gummi- 

 schlauches in das Rohr eingesogen wird. Beim Zusammenpressen 

 des Gummischlauchs wird die Flüssigkeit wieder ausgetrieben. 



Csaplewshi. 



Marpinaiiu (938) empfiehlt 1) zum Giesseu von Kocn'schen 

 Platten culturen einen nach Art des Aethersprays der Mikrotom- 

 gefrierapparate construirten kleinen Apparat, welcher mittels Klammern 

 leicht an eine grössere Glasplatte angeschraul 

 auf dem Nivellierständer eingestellt worden ist 



Makpmann's Plattenkühler. 



2) Neue Culturzellen. Verf. liess Glasplatten (15 : 12 cm) mit 

 aufgekitteten Streifen von 0,4 cm starkem Spiegelglas einfassen und in 

 der Muffel diese aufschmelzen. Es entstehen dadurch Zellen von 

 10 X 12 cm innerer Weite, welche durch eine luftdicht aufgeschliffene 

 Deckplatte aus Solinglas von ca. 1 mm Stärke abgeschlossen werden. 

 Zur Sicherung des Verschlusses werden zwei Gummibänder umgelegt. 

 Preis ca. 0,80 bis 1 Mk. 



3) Thonfilter für keimfreie Filtration. Eine Thonzelle 

 von ca. 2 cm innerer Weite und 8-12 cm Länge passt genau in den 

 Hals eines Scheidetrichters mit unterem Glashahn und seitlichem Kugel- 



') Der Apparat ist zu beziehen von G. Mikhe in Hildesheim. 



