Ausrüstung zur bacteriologischen Wasseruntersuchung. 599 



Algen etc., e) 1 Metallspatel für Bodenproben, f) eine Spirituslampe, 

 g) Sterile Röhreben für Bodenproben, h) Büchse für Reagenspapiere 

 (Lakmns-, Ciirciima-, Blei-), i) Schränkchen mit Hammer, Zange, Schrau- 

 benzieher, Bohrer, Korkzieher, Hornlöffel, Maassstab etc., k) Wisch- 

 und Handtücher, 1) Zündhölzer, m) Reservegegenstände (Gummikappen, 

 Nägel, Lampendocht etc.), n) Kleider-, Nagelbürste, Seife etc. C) einer 

 Kiste für die zur bacteriologischen Wasseruntersuchung nöthigen Appa- 

 rate. Dieselbe enthält a) 50 sterile Doppelschälchen zu je drei in 

 Schreibpapier gewickelt in dem mit Filz ausgeschlagenen Kasten ver- 

 packt, b) Gelatine in Reagensgläsern in einem Drahtkorb, welcher in 

 einem Blechkasten steht, theils in einem viereckigen befilzten Raum, 

 der durch ein Wischtuch bedeckt wird, c) einem zusammenlegbaren Vier 

 fuss für den Blechkasten, d) 16 Fläschchen mit je 50 ccm sterilem dest. 

 Wasser für Verdünnungen, Die Fläschchen haben den SoxHLE'r'schen 

 Verschluss: durchbohrte Gummistopfen, deren Oeffnungen durch Glas- 

 stäbchen verschlossen werden, e) 3 Büchsen mit je 30 sterilen Pipetten 

 ;i 1 ccm, f) ein Reagensglasstativ, zusammenlegbar, g) Pincetten, 

 Scheeren, Impfnadeln, h) einen BuNSEN-Brenner mit Schlauch, i) eine 

 Mensur, darin ein Fläschchen mit concentrirter Sublimatlösung, k) einen 

 Tragkasten mit Tuchauskleidung für geimpfte Doppelschalen, 1) zwei 

 Leuchter mit Lichten, m) Schreibmaterial, n) 2 Zählapparate für Doppel- 

 schälchen nach Heyroth. CzaplewsU. 

 Kräl (930) vertritt für die bacteriologische Wasser Untersuchung 

 das Princip,. das Plattengiessen direct an Ort und Stelle vorzunehmen. 

 Neben Gelatine solle man auch Agar-Agar zu Platten benutzen, da sich 

 pathogene Keime bei höherer Temperatur besser entwickeln. Um das 

 lästige Condenswasser, welches die Agarplatten oft verdirbt, zu vermei- 

 den, nehme man älteres Agar-Agar. Für das Plattenverfahren empfiehlt 

 K. Doppelschälchen von nicht unter 9 cm Dlara. und 7,5 mm Totalhöhe. 

 20 Stück über einander geschichtet bilden eine Säule von 15 cm Höhe 

 und 9 cm Durchmesser. Dieselben werden mittels eines winkeligen 

 Blechstreifens mit 9 cm breiter runder Bodenplatte in eine ca. 21 cm 

 hohe und 10 cm breite cylindrische Blechbüchse eingebracht und durch 

 einen grossen Wattepfropf und Büchsendeckel mit doppelter Lage Fliess- 

 papier keimdicht abgeschlossen. Die Gegenstände werden zuerst ein- 

 zeln 1 Stunde in strömendem Dampfe sterilisirt. Dasselbe wird nach 

 Zusammenstellung des Apparats wiederholt. Für viele Zwecke ist es 

 vortheilhaft eine oder mehrere solche Büchsen mit einer grössern durch 

 Filz isolirten Blechbüchse für Eisfüllung zu umgeben, welche oben einen 

 Draht zum Aufhängen, einige OeflPnungen zum Einbringen des Eises, 

 unten eine Tubulatur mit Gummipfropf zum Ablassen des Schmelzwassers 

 trägt. Zur Ausrüstung gehören noch einige Blechbüchsen für Pipetten, 

 Thermometer, Impfnadeln, Reagirgläser mit Nährmaterial (a 5 ccm). 



