600 Apparat zur Entnahme von Wasserproben aus bestimmten Meerestiefen. 



eine Weingeistlampe, zusammenlegbarer Dreifuss und Reagirglasgestell. 

 Die Ausrüstung ist sehr compendiös und zweckmässig. ChaplewsU. 



ßoux (962) tritt für eine systematische Anwendung der qualitativ- 

 quantitativen bacteriologischen Wasseranalyse mit specieller Berück- 

 sichtigung der von Migula vorgeschlagenen und durchgeführten Prin- 

 cipien (Bestimmung der im Wasser vorhandenen Bacterien-Artenzahl und 

 der nachweisbaren Fäulnissbacterien) ein. Neben einer erstrebenswerthen 

 Vervollkommnung der Methoden sei der Mangel an einem universellen 

 Nährboden für Aerobien und Anaerobien fühlbar. Csapleivski. 



Rüssel (964) bediente sich zur Entnahme von Wasserproben aus 

 bestimmten Meerestiefen behufs bacteriologischer Untersuchung folgen- 

 den Apparates. Auf einer flachen als Stativ dienenden Eisenplatte, 

 welche vom Standort aus an einer Leine ins Wasser gelassen und 

 durch ein gehöriges Gewicht im Wasser stets in senkrechter Stellung 

 erhalten wird, ist das zur Aufnahme der Wasserprobe bestimmte Gefäss 

 befestigt. Eine gegen das obere Ende der Eisenplatte hin befestigte 

 mit Gummi ausgelegte Klammer und ein in einem senkrechten Schlitz 

 der Eisenplatte verstellbares eisernes Fussstück ermöglichen Gefässe 

 von verschiedener Länge und Durchmesser zu benutzen. Das Gefäss 

 selbst besteht aus einer stark wandigen, unten zugeschmolzenen Glas- 

 röhre von 200-300 ccm Inhalt. Dieselbe wird ebenso wie ein ca. 15 cm 

 langes, rechtwinklig gebogenes und an einer Stelle etwas ausgezogenes, 

 an beiden Enden mit Wattepfropf armirtes Glasröhrchen im Trocken- 

 schrank sterilisirt. Dann verschliesst man die grosse Röhre mit einem 

 in Sublimat sterilisirten und in sterilisirtem destillirtem Wasser abgespül- 

 ten passenden Gummipfropf und fügt das rechtwinklig gebogene Röhr- 

 chen in diesen ein. Zur bessern Dichtung werden die Fugen mit heisser 

 Wachsmischung (Wachs und Harz aa) gedichtet. Man evacuirt dann 

 den Apparat mit der Luftpumpe und zwar für weniger als 100 mm 

 möglichst vollkommen, für grössere Tiefen aber nur theilweise (event. 

 würden sich für diese Röhren aus Metall empfehlen) und schmilzt das Röhr- 

 chen noch während des Evacuirens an der ausgezogenen Stelle ab. Das 

 Gefäss wird dann auf dem beschriebenen Stativ in der Weise befestigt, 

 dass der freie Schenkel des Röhrchens über den Rand der Eisenplatte 

 ragt. Durch einen an der Leine nach Erreichung der gewünschten 

 Meerestiefe herabgleitenden Bleiring wird er dann zertrümmert. Der 

 Apparat füllt sich sofort zu %-% mit Wasser, in dem beim Erreichen 

 der Oberfläche infolge des aufgehobenen starken Drucks reichliche Gas- 

 perlen aufsteigen. Die in dem Apparat noch vorhandene Luft, welche 

 sich beim Einholen des Apparats infolge Abnahme des Drucks immer 

 mehr ausdehnt, verhindert ein nachträgliches Einströmen von Wasser 

 aus geringerer Tiefe. Das erhaltene Wasser wird so schnell wie mög- 

 lich bacteriologisch verarbeitet. C^apleiüsJci. 



