Neue Thermoregulatoren. QOl 



Miquel (943) berichtet über zufriedenstellende Resultate, welche 

 mit den von ihm früher bereits (1877) construirten und dann weiter ver- 

 vollkommneten Thermoregulatoren, die auf dem Princip der un- 

 gleichen Ausdehnung fester Substanzen beruhen. Er hat die zuletzt von 

 ihm angegebene Modification ' auch für Wasserbäder von 5-20 Liter In- 

 halt in Anwendung gebracht. Dabei wurde eine laugsame aber merk- 

 liche Steigung der Temperatur bedingt durch eine Veränderung des 

 Caoutchouc (und zwar gerade der bessern, nicht verunreinigten Sorten) 

 beobachtet. Dabei füllt Miquel, um die Wärmeübertragung des Wasser- 

 bades auf das Zink des Regulators zu erleichtern, den ringförmigen 

 Zwischenraum zwischen der Innern Oberfläche des Glases und der Ober- 

 fläche des Zinkkolbens mit Vaseline aus, wodurch die Carbonisirung des 

 Zinks verhütet und die Reibungen an den Berührungspunkten vermin- 

 dert werden. Für grosse Brutschränke mit Luftraum verwendet Miquel 

 statt Glas (mit 0,008 m Ausdehnungscoefficient) Eisen (mit 0,0116 m). 

 Diese laugen röhrenförmigen Regulatoren werden senkrecht neben den 

 Trägern der einzelnen Fächer placirt. Sie erhalten eine seitliche Schneide 

 aus Zink, welche im umgekehrten Sinn wirkend bei Verlöschen des 

 Gases, die weitere Gaszufuhr durch Abklemmen des Schlauches verhin- 

 dert. Die Versuche Miquel's, diese Regulatoren auch für Petroleum, 

 Oele etc. nutzbar zu machen, gaben keine günstigen Resultate. Er be- 

 schreibt sodann eine Anwendung seiner Thermoregulatoren für Alkohol. 

 Der Alkohol wird aus einem mindestens 10 Liter fassenden hochgestellten 

 Gefäss nach dem Princip der MAEioTTE'schen Flasche mittels eines 

 Schlauches aus „feuille anglaise sondee" durch den Thermoregulator, 

 welcher im Thermostaten- oder Wasserbad steht, geleitet und fällt tropfen- 

 weise aus einer engen gläsernen Spitze in eine verticale, unten abge- 

 bogene Röhre, welche den Alkohol dann zum Brenner führt. Ein etwaiger 

 Ueberschuss wird durch eine seitwärts an der Röhre angebrachtes Ueber- 

 laufrohr in ein tiefstehendes Alkohol-Reservoir übergeleitet. Die Ver- 

 suche ergaben hinreichende Genauigkeit des Functionirens des Appa- 

 rates. Die nähern Details und Vorsichtsmaassregeln wolle man im Ori- 

 ginal nachlesen. CzaplewsJci. 



Roiix (963) verwendet als Thermoregulator für grosse Brut- 

 schränke Nförmige aufeinandergeschweisste Stäbe aus Zink (aussen) 

 und Stalil (innen), welche stark genug sein müssen um nicht zu federn. 

 Was die Uebertragung anbetrifft, siehe Original. Die Schwankungen 

 bei dem nicht mehr mit Wasserdampf, sondern mit Gas geheizten 

 grossen PASTEUK'schen Wärmeschrank sollen dabei nicht mehr als 

 0,5" C. betragen. Cmplewaki. 



Despeigiies (900) beschreibt einen Regulator für Thermostaten 



Cf. Jahresbericht VI (1890) p. 592. Ref. 



