608 Neuer Thermoregulator. Modification der KocH'schen Injectlonsspritze. 



mit Petroleumheizung. Derselbe besteht im Wesentlichen aus einem 

 U-rohr mit Aetherfüllung. Der Aether ist durch Quecksilber abgesperrt. 

 Die Ausdehnung wird mittels Wasserdruck auf einen Gummicylinder 

 übertragen, welcher mittels einer Zahnstange die mit einem Zahnrad 

 armirte Extinctionsscheibe trägt. Einzelheiten mögen im Original nach- 

 gesehen werden*. C^apletvsM. 

 Altiuann (878) empfiehlt einen Thermoregulator, welcher im 

 wesentlichen auf dem Prinzip der REicHERT'schen bekannten Construction 



nachgebildet ist. Das Quecksilbergefäss 

 d verengt sich nach oben in eine Capil- 

 lare, in welcher der Stand des Queck- 

 silbers durch eine eiserne Schraube s 

 an einem seitlichen Ansatzstutzen, wie 

 beim REiCHERT'schen Regulator regulirt 

 werden kann. An ihrem Endpunkte bei 

 a mündet die Capillare in die Spitze 

 eines Röhrendreiecks, dessen Basis in 

 der Mitte bei e einen Glashahn trägt 

 und welches durch 2 an den anderen 

 freien Ecken angebrachte Rohransätze 

 in die Gasleitung eingeschaltet werden 

 kann. Mau senkt das Quecksilbergefäss 

 bei Gebrauch des Regulators möglichst 

 tief in den Wasserraum des Thermo- 

 staten etc. ein und stellt mittels der 

 Schraube s das Quecksilber so ein, dass 

 bei der gewünschten Temperatur der 

 Quecksilbermeniskus eben anfängt bei 

 a die Passage für das Gas durch die 

 Schenkel des Röhrendreiecks zu ver- 

 legen. Das Gas kann dann also nur 

 noch durch die Basis des Röhren dreiecks 

 und liefert jetzt das Reserveflämmchen, 

 dessen Höhe mittels des Hahns bei e 

 genauer regulirt wird. Der Thermo- 

 regulatur ist wegen seiner einfachen Construction, Empfindlichkeit (Ge- 

 nauigkeit von -f- 0,05 " C.) und leichten Einstellbarkeit zu empfehlen '^. 



Ü^apleivsJii. 



Smith (976) hat die Kocn'sche Injectionspritze modificirt, 



indem er den Gummiballona durch eine gewöhnliche aufgesetzte Stempel- 



■*) Ein ausführlicheres Referat findet sich Centralbl. f. Bacter. u. Paras, 

 1891, No. 1 p. 24. Ref. 



*) Zu beziehen von Dr. R. Mukncke in Berlin, NW 6, Louisenstr. 58. Ref. 



Altmann's Thermoregulator. 



