Neue (resp. modificirte PaAVAz'sche) Injectionsspritzen. 609 



spritze ersetzte. Dadurch kann man die Spritze mit einer einzigen Hand 

 regieren und der Hahn der Kocn'sehen Spritze ist unnöthig geworden. 



Er beschreibt ferner eine einfache Vorrichtung zum Filtriren kleiner 

 Quantitäten Culturfiüssigkeiten. Eine Chambeeland -Bougie wird (die 

 Oeffnung nach oben) in ein grösseres Reagenzglas mittels Wattepfropf 

 eingesetzt und beide zusammen sterilisirt. Man giebt dann die zu fil- 

 trirende Flüssigkeit in die B^ilterzelle mittels Pipette hinein und verbindet 

 dieselbe durch einen Gummischlauch mit einem Luftdruckapparat und 

 filtrirt dadurch die Flüssigkeit von innen nach aussen durch die Filter- 

 zelle in's Reagensglas. 15-20 ccm Flüssigkeit gehen (wohl durch 

 Füllung der Filterporen) verloren. Csaplewski, 



Straus und Colin (979) beschreiben eine PEAVAz'sche Spritze 

 mit durch Schrauben compressiblem Kolben , welche im Wesentlichen 

 den Modellen von Hausmann und Overlach ähnelt, nur dass das compri- 

 mirbare Material des Kolbens, welches den dichten Schluss der Spritze ver- 

 mittelt, nicht aus Leder oder Asbest, sondern aus HoUundermark besteht. 



Die Spritze kann leicht und sicher durch feuchte Hitze sterilisirt 

 werden. Die Verflf. empfehlen ihre Spritze nicht nur für die Labora- 

 torien, sondern auch für die Praxis. ' C:saplews¥t. 



Reinhardt (960) empfiehlt eine neue aseptische Spritze, welche 

 aus folgenden Theilen besteht. Es gehört dazu 1) ein Spritzengestell 

 aus Metall (die Montirungen der PEAVAz'schen Spritze sind durch eine 

 Halbrinne aus Metall mit einander verbunden). In die Halbrinue des 

 Gestells wird der mit einem Korkpfropfen versehene Spritzenglascylinder 

 (dieser ist ähnlich dem Glascylinder der KocH'schen Spritze) eingelegt 

 und sein Hals durch die Oeffnung der vorderen Montirung eingeschoben. 

 Die Spritzenstempelstange trägt am vorderen Ende eine kleine Schraube, 

 und wird mittels dieser in den Korkpfropfen des Glascylinders einge- 

 dreht, sodass dieser als Stempel fungirt. Durch diese Construction ist 

 es ermöglicht, dass „1) der Spritzencylinder weder an seinem einen 

 noch an seinem andern Ende mit dem übrigen Gestell der Spritze ver- 

 schraubt oder sonstwie verbunden ist und 2) einen Kolben in Anwen- 

 dung zu bringen , welcher — obgleich an sich denkbar reinlich — 

 dennoch nur zu einer einzigen Injection oder Aspiration dienen und 

 dann weggeworfen werden soll". Zu der Spritze gehören beliebig 

 viele Glascylinder mit Spitzenverschlusshütchen aus Metall oder besser 

 Hartgummi und passenden tadellosen cylindrischen Korken von 10 mm 

 Länge, welche leicht desinficirt, resp. ausgekocht Averden können. Die 

 Cylinder werden gefüllt eingelegt. Zur Füllung wird der Spritzen- 

 cylinder mit Hütchen versehen, mittels Tropfgias nahezu vollständig 

 gefüllt, oben mit dem passenden Kork verschlossen, umgedreht, das 

 Hütchen entfernt und zur Austreibung der Luft der Kork mit einem 

 passenden beigegebenen Stcrapelchen soweit eingetrieben , dass die 



Baumgarten's Jahresbericht VII. 'j'J 



