012 Verhalten des Wasserdampfes im Desinfectionsapparate. 



Modificirter Kucn'scber Dampf kocbtopf als Desinfectionsapparat. 



gleichmässig statt. Sogen, todte Ecken können nicht entstehen, wenn 

 der Dampf in horizontaler Richtung nach jedem Punkt der Kammer ge- 

 langen kann. 



2) Dampfmenge und Strömungsgeschwindigkeit ist nur von Bedeu- 

 tung für die Füllungsdauer. Nach der Füllung mit Dampf könnte die 

 Dampfzufuhr ev. verringert werden, jedoch nur soweit, dass der durch 

 Condensation entstehende Verlust wieder ersetzt wird; gegen den Con- 

 densationsverlust ist ein Wärmeschutzmantel zu empfehlen. 



3) Die Dampfströmung von oben nach unten ist der Abkürzung 

 wegen zu empfehlen. Die Dampftemperatur ist am tiefsten Punkt im 

 Dampfabströmungsrohr zu messen. Controltliermometer sind nicht in 

 die Mitte, sondern an die tiefsten Punkte der Objecte zu legen, weil 

 hier die Temperatur von 100" C. am spätesten erreicht wird. 



4) Die AnfüUung der Desinfectionskammer mit Objecten ist ziem- 

 lich belanglos. Es ist rationell, die ganze Kammer voll zu füllen und 

 lieber kleinere Apparate mit kleinen Kammern, diese aber voll gepackt, 

 für geringere Quantitäten zu verwenden. 



5) Durch Spannung des Dampfes (es genügt Yao bis */io Atmosph. 

 Ueberdruck) wird die absolute Desinfectionstemperatur von 100 " C. 

 früher als bei ungespanntem Dampf erreicht. Dies ist für grosse Appa- 

 rate mit voluminösen Objecten empfehlenswerth, für kleinere Apparate 

 aber unnöthig. Bei mit Druck arbeitenden Apparaten ist sachgemässe 

 Construction und solideste Ausführung (geringste Blechstärke 3 mm) 

 zu fordern, für grosse Apparate Versteifungen der Wand etc. 



ü^apletvshi. 

 Nach einer Anregung von Cornet und Krohiie (Director der 

 Strafanstalt Moabit) (897) hat die Hildesheimer Sparherdfabrik A. Sen- 

 KiNG einen modificirten Kocn'schen Dampfkochtopf als Des- 

 infectionsapparat für kleinere Krankenanstalten, Ortsverbände, Gefäng- 

 nisse, Nachtherbergen etc. in den Handel gebracht. In qy^em unteren 

 Körper für die Feuerung (Holz, Braunkohle, Steinkohle, Torf) ist der 

 nach oben offene Wasserkessel eingelassen, gegen den oberen Theil des 

 Apparates, den Desinfectionsraume, durch einen weitmaschigen Einlage- 

 boden abgeschlossen. Der Desinfectionsraum ist aus galvanisirtem Eisen- 

 blech, innen sorgfältig isolirt, hat eine vordere Thür und besitzt an der 

 Decke das Dampfabströmungsrohr mit einem Condenswasserabscheider, an 

 welche das Dampf- und das Condenswasserabführungsrohr anzuschliessen 

 sind, ferner eine Tubulatur für das Thermometer. Der Wasserkessel 

 wird durch die Thüre des oberen Raumes gefüllt. Die zu desinficiren- 

 den Gegenstände werden in Säcke gesteckt auf das Gitter gestellt. In 

 25-30 Minuten nach dem Anfeuern zeigt das Thermometer 98-100", 

 das Feuer wird dann eine Stunde lang so unterhalten, dass die Tem- 

 peratur nicht unter 98" sinkt. Einige bacteriologische Versuche er- 



