Versuche über Desinfection mit Wasserdampf. 613 



wiesen die Tauglichkeit des Apparates. Der Rauch wird in einen 

 gewöhnlichen Schornstein abgeleitet. Eventuell genügt ein eisernes 

 Rauchrohr von 2-3 m Länge. Der Dampf wird durch ein Rohr in's 

 Freie geleitet. Die Bedienung des Apparates ist einfach. Derselbe 

 kostet, kleinste Grösse (500 cm Diam.: 1750 cm Höhe), 190 Mk. ; bei 

 0,5 cbm Desinfectionsraum 450 Mk. CzaplewsM. 



Teiischer (982) berichtet über ausgedehnte Versuche zur Lösung 

 der Frage der Desinfection mit Wasserdampf. Dieselben wurden 

 mit verschiedenen Apparaten, u. A. mit einem dem v. EsBiARcn'schen* 

 nachgebildeten Modell zum Theil mit Vermeidung der von Walz** ge- 

 rügten Constructionsanordnung, mit der GRUBER'schen*** Versuchsan- 

 ordnung, mit einem von Gebrüder Schmidt -Weimar gelieferten Modell, 

 dem Kocn'schen Dampf koehtopf, und ScHiMMBL'schen Desinfections- 

 apparate angestellt. Ferner prüfte er, ob Kochsalzlösungen als Siede- 

 flüssigkeiten für die Desinfectionspraxis geeignet seien. Die von ihm er- 

 haltenen Versuchsergebnisse fasst er in folgenden Sätzen zusammen: 



1. Stark überhitzter Dampf ist für die Desinfectionspraxis nicht 

 zu empfehlen. Dagegen ist eine geringe Ueberhitzung des Dampfes, 

 wie sie z. B. im ScHiMMEL'schen Apparate stattfindet, einwandsfrei. — 

 2. Apparate, in welche der Dampf von oben einströmt, sind in ihrer 

 Wirkung ungleich sicherer und schneller als andere, wo dies nicht 

 der Fall ist. Man hat bei der Construction von Desinfectionsapparaten 

 und beim Einbringen der Objecto in dieselben darauf zu achten, dass 

 Luft und Dampf nach unten entweichen können. — 3. Durch Vorwärmung 

 der Apparate wird die Desinfection beschleunigt. — 4. Die schnellste 

 Desinfectionswirkung wird durch gespannten strömenden Dampf erzielt. 

 — 5. Desinfectionsobjecte, welche mit fettigen oder öligen Substanzen in 

 Berührung gekommen sind, bedürfen einer längeren Desinfcctionszeit 

 als andere. — 6. Um eine wirksame Desinfection zn erzielen, ist nicht 

 nur eine möglichst vollkommene Austreibung der Luft aus den Ob- 

 jecten, sondern auch eine genügende Condensation des Dampfes er- 

 forderlich. — 7. Die Condensation des Wasserdampfes in den Desin- 

 fectionsobjecten schreitet in einer scharfen Linie von der Peripherie 

 zur Mitte vorwärts ^ — 8. Die zur Erzielung der Desinfection erforder- 

 liche Temperatur findet sich nur in der Zone, wo die Condensation 



*) Cf. Jahresber. IV (1888) p. 537. Red. 



**) Cf. Jahresber. III (1887) p. 486. Red. 



***) Cf. Jahresber. IV (1888) ]). 535. Red. 



') Teisciiki; bediente sich dabei eines Reagenspapieres, welches sich bei 

 Anfeuchtung verfärbt. Filtrirpapicr wurde in Lösung von Eisenvitriol getaucht, 

 getrocknet und trocken mit Tanninpulver eingerieben. Bei Anfeuchten wird 

 das Papier schwarz durch Bildung von gerbsaurem Eisen. Unverfärbt ge- 

 bliebene Stellen wurden nach dem Versuch durch Betupfen mit dem feuchten 

 Finger auf ihre Brauchbarkeit geprüft. Ref. 



