Allgemeine Methodik. Heizung von Thermostaten. 659 



gebracht und mit Gelatine der gleichen Provenienz, wie sie für die Platten 

 verwendet wurde, umg-ossen. Das mit einem Deckglas versehene Präparat 

 kommt auf 24 Stunden in die „Formalin-Kammer" und wird schliesslich 

 wie gewöhnlich durch einen Lackring vor Eintrocknung geschützt. Ebenso 

 können aucli directe Objectträgerculturen behandelt werden. Vor dem Ein- 

 schluss können die angeschnittenen fixii'ten Gelatineplättchen auch durch 

 eine elective Tinction in sehr schwacher wässriger Fuchsinlösung (bis zu 

 dunkelrosenrother Färbung) noch mehr differenzirt werden. Häuser em- 

 pfiehlt dies Verfalu-en besonders für ausschwärmende Bacterienarten, wie Pro- 

 teus etc. Man kann auch da gefärbte Gelatinepräparate auf demObjectträger an- 

 trocknen und dann in Canadabalsam einschliessen. Hierbei sind dünneGelatine- 

 schichten am Platze. Um störende Verzerrungen zu vermeiden, ist es gut, wenn 

 dieColonienin die Mitte des Gelatineplättchens zu liegen kommen. Gxapleivski. 



Landois (1304) umgeht für die Heizung von Thermostaten die An- 

 wendung von Gas und Elektricität auf folgende Weise. Der im Wasserman- 

 tel des Thermostaten angebrachte Thermoregulator beruht auf dem Princip 

 der ungleichen Ausdehnung zweier Körper bei der Erwärmung und besteht 

 aus zwei neben einander senkrecht stehenden Stäben aus Glas und Zink, 

 welche beide aus dem Thermostaten herausragen. Am Kopf des Zinkstabes 

 ist in einem Gelenk ein Hebel angebracht, dessen kürzeres Ende mittels einer 

 Schraube auf dem Kopf des Glasstabes ruht. Die bei Erwärmung resp. Ab- 

 kühlungen durch verschiedene Ausdehnung des Glas- und Zinkstabes ein- 

 tretenden Bewegungen dieses Hebels werden durch einen praktischen Win- 

 kelhebel-Mechanismus auf die bewegliche Ausflussröhre der Wasserzuleitung 

 für den Thermostaten übertragen, aus welcher ein dünner flacher Wasser- 

 strahl in ein durch eine senkrechte Scheidewand halbirtes Aufsauggefäss läuft 

 derart, dass schon bei geringer Verschiebung des Hebels der Wasserstrahl in 

 die andere Abtheilung übergelenkt wird. Aus jeder der Abtheilungen wird 

 durch geeignete Eöhren das Wasser auf ein kleines, am Grunde mit einer 

 kleinen Bohrung versehenes Eimerchen geleitet. Diese Eimerchen hängen, 

 sich gegenseitig balancirend, an Schnüren und ziehen über Eollen laufend 

 einen kleinen für die Herzvorrichtung bestimmten Wagen auf Schienen quer 

 unter dem Thermostaten hin und her. Bei extremen Stellungen steht dadurch 

 die Heizvorrichtung nicht mehr unter dem Thermostaten. Diu'ch die bei 

 abwechselnde Füllung der Eimerchen, welche dadurch zu Stande kommt, 

 dass der Wasserstrahl des Zulaufs abwechselnd in die eine oder andere Ab- 

 theilung des Auffangegefässes abgelenkt wird, erfolgt die Hin- und Herbe- 

 wegung des Heizwagens und damit die Wärmeregulirung. Als Heizvor- 

 richtung dient entweder eine der Form des Heizwagens angepasste Petro- 

 leumlampe, welche mindestens 10 Stunden brennen muss, oder gute Stearin- 

 kerzen. Landois fertigt sich letztere selbst an und benutzt als Docht be- 

 sonders präparirte Stengel von Arundo Phragmitis. Details wolle man im 

 (h'iginal nachlesen'. Cxaplewski. 



Heim (1292) fand, als gelegentlich der Herstellung grösserer Vor- 



^) Der Apparat nebst Kerzenträgern und Giessform ist vom Mechaniker 

 1 1 . WiTTicu-Greifa wald zu beziehen. Letzterer ortheilt auch auf Anfragen Auskunft. 



42* 



