Allgemeine Methodik. Cultur- und Isolirungsmethoden. 



665 



Ziisammeiistellimg der zur Anaerobienzüclitung' bis jetzt vei'waudten 

 Metlioden. Um gleichzeitig und unter den gleichen Bedingungen mehrere 

 Reagensglasculturen auf einmal im Vacuuni oder unter Gas züchten zu kön- 

 nen, liess sich Novy einen eigenen Apparat construiren, welcher im wesent- 

 lichen aus einer weithalsigen Flasche besteht, die gestattet, nach Evacuation 



resp. Gasdurchleitung durch einfache Umdrehung des Stöpsels um 90 ^, das 

 Innere des Apparats vollkommen abzuschliessen (Figur 1). Zu diesem Zweck 

 ist der Stöpsel hohl, nach der Flasche zu offen und besitzt zwei seitliche 

 einander diametral gegenüberstehende Durchbohrungen, in deren eine eine 

 massig starke Glasröhre eingeschmolzen ist, welche bis auf den Boden der 

 Flasche hinabreicht. Den Durchbohrungen des Stöpsels entsprechen zwei 

 correspondii'ende Durchbohrungen des Flaschenhalses, in die je eine Glas- 

 röhre eingeschmolzen ist, welche zweckmässig einen eingeschliffenen Glas- 

 hahn besitzt. I^etztere sind nothwendig, da bei Erzielung eines Vacuums 

 in der Flasche der Flaschenstöpsel nicht gedreht werden kann, (weil sonst 

 ein Oeffnen wegen des Luftdrucks nicht mehr möglich wäre). Die Füllung 

 der Flasche mit Gasen geschieht leichter, wenn zuerst im Innern ein Va- 

 cuum erzeugt wird. Eventuell muss man dies mehrmals wiederholen. Auch 

 zu Anaerobienculturen nach Btchner Hessen sich die Flaschen gebrauchen, 

 indem man auf den Boden der Flasche starke Kali- oder Natronlauge giebt, 

 die geimpften Reagensgläser einstellt, den Stöpsel aufsetzt und durch das 

 innere eingeschmolzene Rohr eine concentrirte Lösung von Pyrogallussäure 



