Allgemeine Methodik. Desinfectionspraxis. 685 



Vorzüge sind seine Billigkeit und Dauerhaftigkeit. Er wird in der Grösse 

 zum Cubikinhalt von 0,2, 0,3 und 0,5 m hergestellt, kann aber leicht noch 

 grösser fabricirt werden. Roloff. 



Roth (1327) beschreibt neue Sterilisations- und Desinfec- 

 tionsapparate, die von der Schweizer Firma Sulzer in Winterthur her- 

 gestellt werden. Nach einigen Bemerkungen über Desinfection mit strö- 

 mendem Dampf überhaupt, wobei besonders auf das Princip hingewiesen 

 wird, keinen überhitzten Dampf zur Anwendung zu bringen, folgt die nähere 

 Constructionsangabe und die Sterilisationsresultate eines Apparats für chi- 

 rurgische Zwecke. Das Princip ist im Wesentlichen das der bekannten 

 ScHiMMELBUscn'schen Apparate für strömenden Dampf; einige Verbesse- 

 rungen sind angebracht. Der Apparat hat die Form eines liegenden Cylinders 

 (Länge 1,1 m) mit doppelter Wandung, auf einer Schiene kann nach der 

 Desinfection der kleine Wagen mit den Objecten herausgezogen werden. 

 Eine sinnreich construirte Ventilationseinrichtung sorgt für beschleunigte 

 und vollständige Trocknung der Gegenstände. Bezüglich des Näheren müssen 

 wir auf das Original verweisen. Die Prüfung ergiebt, dass der Dampf im 

 Apparat stets ein gesättigter ist, ein in das Innere der Objecte verpackter 

 Maximalthermometer zeigt 111*^; Milzbrandsporenfäden auch im Innern 

 von Verbandstoffen, die ziemlich fest in eine Büchse gepresst waren, werden 

 abgetödtet. Ein Dampfentwickler ist diesem Apparat nicht beigegeben. 

 Dann wird die genaue Beschreibung eines grossen Apparates mit Dampf- 

 entwickler gegeben für Desinfection im Grossen. Es ist hier nicht der Ort, 

 auf die Construction dieses grossen fahrbaren Apparates näher einzugehen. 

 Es sei aber daraufhingewiesen, dass er sich an die Apparate von Thuksfield 

 im Ganzen anlehnt, aber verschiedene sinnreiche Verbesserungen aufweist. 



Henke. 



Merke (1311) giebt in einem Vortrage einen Ueberblick über den 

 derzeitigen Stand der Desinfection, und behandelt die Ansprüche, 

 welche an letztere gestellt werden, sowie die zur Erfüllung derselben üblichen 

 Verfahren. Neues ist darin nicht enthalten. Roloff. 



Horetius (1271) bespricht, ohne neuere Untersuchungen beizubringen, 

 die Praxis der Desinfection aller Arten von infectiöscm Material, spe- 

 ciell der Auswurfstoffe von Kranken, und redet dabei der Verwendung des 

 Torfmulles das Wort. Dieser hat vor flüssigen Desinticientien den Vor- 

 zug, nicht die Flüssigkeitsmenge zu vergrössern nnd dadurch die Ausbrei- 

 tung der Infectionsträger und ihr Eindringen beispielsweise in Fussboden etc. 

 zu befördern, sondern vielmehr die Fluida aufzusaugen und zunächst zum 

 Verschwinden zu bringen ; auch besitzt er eine gewisse desinfectorische Kraft^ 

 Ganz sicher werden die Bacterien vernichtet, wenn man dann den mit den 

 Infectionsstoffen vollgesogenen Torfmull verbrennt, und zu diesem Zwecke 

 hat B. einen einfachen, aus Ziegeln von einem Maurer leicht herstellbaren 

 Verbrennungsofen angegeben. Betreffs der Construction desselben sei 

 auf das Original verwiesen. Holoff. 



') Cf. hierzu diesen Bericht p. .uO und ^u\. Ref. 



