Allgemeine Methodik. Wasserkochapparat. Neuer Regulator 705 

 für Thermostaten, 



wurde. Dichte Suspensionen von Cholera- resp. Typhusculturen wurden des- 

 gleichen durch den Apparat vollkommen abgetödtet. Bei halbgefülltem 

 Wasserstandsrohr lieferte der Apparat durchschnittlich 251 in der Stunde; 

 das Wasser passirte dabei den Apparat nach Ablauf von 4 Min. (Versuch 

 mit gefärbtem Wasser; seine Temperatur war um ca. 7° höher als die des 

 zufliessenden Wassers, gewöhnlich 20-22^ C; diese Temperatur kann sich 

 jedoch in Sommermonaten und bei Gebrauch von Flusswasser noch steigern. 

 Das Anheizen des Apparats kostet ca. 3 Pf., der stündl. Gasverbrauch 5 Pf., 

 sodass für 1000 1 abgekochten Wassers ca. 1,98 M. für Gas (16 Pf. pro cbm) 

 verbraucht wurden. Dieser Apparat liefert also „bei geringen Heizungs- 

 kosten eine reichliche Menge sicher sterilisirten unschädlichen Wassers, 

 nur betonen die Verlf., dass es erwünscht wäre, wenn die Abkühlung des 

 gekochten Wassers noch weiter getrieben werden könnte, um seinen so- 

 fortigen Genuss angenehmer zu machen. Die weitereu Versuche wurden 

 mit einem zweiten Apparate von verbesserter Construction ausgeführt. Am 

 Wasserzuleitungsrohr ist ein zweites Wasserstandsrohr angebracht, in 

 welchem mittels eines im Kochgefäss befindlichen Schwimmers und durch 

 Hebelübertragung ein Absperrventil gehoben oder gesenkt wird. Der 

 Schwimmer hebt sich beim Kochen des Wassers, senkt dadurch das Ab- 

 sperrventil und macht so den Wasserzufluss frei. Auch mit diesem Apparat 

 wurden die gleichen günstigen Resultate erhalten. Die Temperatur des 

 abfliessenden Wassers ist durchschnittlich nur ca. 5,5*^ C höher als die des 

 zufliessenden. Die Anheizung kostet ca. 2 Pf., 1000 1 Wasser ca. 1,89 M. bei 

 einem Preise von 16 Pf. pro cbm Gas, bei Verwendung von Heizgas ^/g we- 

 niger. Der Apparat wird in ca. 5 Minuten durchströmt. Versuche, bei 

 denen der Apparat absichtlich nur auf 60, 70 und 80 '^C gebracht wurde, 

 ergaben, dass auch bei einer Erhitzung auf 80" C im Allgemeinen ein keim- 

 freies Wasser nicht geliefert wird, dass jedoch Typhus- und Cholerakeime 

 bereits abgetödtet sind. Die Ersparnisse an Betriebskosten sind dabei so 

 unbedeutend, dass sie nicht in Betracht kommen. Man wird also am besten 

 nicht unter 100" C herabgehen. Cxapleivski. 



Schepilewsky (1331) hat einen neuen Regulator für Thermo- 

 staten mit Wasserheizung construirt für Laboratorien ohne Gaseinrichtung. 

 Der Apparat wirkt dadurch, dass das Wasser des Thermostaten durch eine 

 Heizschlange, in welcher heisses, durch eine Petroleumlampe erwärmtes 

 Wasser einer kleinen Warmwasserleitung circulirt, mit Hülfe einer sinn- 

 reichen Regulirvorrichtung auf gleichmässiger Temperatur erhalten wird. 

 Mit Hülfe nebenstehender Figur wird die Einrichtung leicht verständlich 

 sein. Das durch die Petroleumlampe in dem tiefstehenden Kessel B erwärmte 

 AVasser steigt durch die Röhren resp. Gummischlauchverbindungen b, d, 

 f, d, zum Thermostaten auf, durchläuft die (in der Zeichnung verkürzt wieder- 

 gegebene) in der Zwischenwand des Thermostaten liegende Heizschlange 

 und kehrt abgekülilt dui'ch ee zum Kessel wieder zurück. Der Kessel H ist 

 mit Asbest zum Schutz gegen Abkühlung bekleidet, seine Oerthunga, welche 

 zum Füllen dient, bleil)t stets ott'en. l)amit nun das warme Wasser nicht 

 fortlaufend, sondern nur im Bedarfsfalle, wenn die Temperatur des Thermo- 



Uuu iiiKurteii's Jahresberloht IX 45 



