706 Allgemeine Methodik, Neuer Regulator für Thermostaten. 



staten sinkt, die Leitung durchkreist, ist die Eegulirvorrichtung D einge- 

 schaltet, durch welche der Strom des warmen Wassers bei Ueberschreiten 

 der gewünschten Temperatur bei h automatisch unterbrochen werden soll. 

 Die eigentliche Eegulirvorrichtung D hat Wasserfüllung, welche durch die 

 Ausdehnung des übergeschichteten eingeschlossenen Aethers (ähnlich wie 

 beim Lothar MEYEß'schen Regulatoren mit Quecksilberfüllung) durch 1 



nach k hinüberge- 



t I trieben wird. Von 



k bis h ist dies 



Wasser jedoch 

 durch Quecksilber 

 abgesperrt. Das 

 Gefäss k ist be- 

 weglich höher und 

 tiefer zu stellen 

 und durch den 

 Gummisclilauch o 

 mit dem Ansatz- 

 rohr h i des T- 

 Stücks verbunden. 

 Da h und o k 

 communicirende 

 Röhren sind, wird 

 sich durch Heben 

 oder Senken von 

 k der Quecksilber- 

 stand in beiden 

 ändern und daher 

 die Passage von 

 bdfhd bei h ent- 

 weder frei werden 

 oder verlegt wer- 

 den. Das kurze 

 Gummiröhrchen t 

 taucht in ein Ge- 

 fäss mit Wasser 

 und ist für ge- 

 wöhnlich mit einer Klemme geschlossen. Es dient zur Füllung oder Ent- 

 leerung des Reservoirs C, je nachdem die Temperatur des Thermostaten 

 niedriger oder höher eingestellt werden soll. Der ganze Apparat muss na- 

 türlich mit ausgekochtem, luftfreiem Wasser gefüllt werden. Nähere 

 Details über die Art und Weise der Ingangsetzung des Apparates mögen 

 Interessenten im Original einsehen. Es genügt, wenn das Wasser im Kessel 

 B constant 60-70^ zeigt. Die Temperaturunterschiede im Luftbade des 

 Thermostaten sollen bei gleichmässig brennender Petroleumlampe für ge- 

 wöhnlich nicht mehr als 0*2*^ C betragen. OxaplewsM. 



