Allgemeine Methodik. Beleuchtung beim Mikroskopiren. 653 



Ein neuer Heisswassertrichter. 



iiem Lappen von den oxydirten Bestandtheilen des Präparates rein. Un- 

 sauber gebliebene Stellen werden mit einem mit Alkohol angefeuchteten 

 Tuch vollends sauber geputzt. Deckgläser werden in einer Porzellanschale 

 oder im Becherglase mit der Flüssigkeit im Wasserbade oder über freier 

 Flamme 10 Min. lang unter Umrühren erhitzt. Das geschmolzene oxy- 

 dirte Harz, welches als grünliche Masse an die Oberfläche kommt, wird mit- 

 tels zusammengelegten Papiers entfernt. Nach Abgiessen der Flüssigkeit 

 wird mehrmals mit kaltem Wasser gespült und dann mit ein wenig ver- 

 dünnter Natronlauge 5 Min. lang nachbehandelt. Diese wird abgegossen, 

 mit Wasser abgespült, zum zweiten Male 5 Min. lang mit der Eeinigungs- 

 flüssigkeit gekocht, und wieder mit Natronlauge, Wasser, und schliesslich 

 2mal mit Alkohol nachgespült. Darauf werden die Deckgläser einzeln ge- 

 putzt, indem man eine Portion auf eine Glasplatte legt, eines mit den Fin- 

 gern der rechten Hand an den Eand schiebt, mit Daumen und Zeigefinger 

 derselben Hand fasst, welche dabei etwas mit Alkohol dadurch befeuchtet 

 werden, dann in die linke Hand nimmt und mit der rechten Hand mit einem 

 trocknen feinen mehrfach gewaschenen Tuche trocknet. Nach Ausglühen 

 auf Eisenblech sind die Deckgläser tadellos. Man braucht zum Putzen von 

 ca. 200 Deckgläsern 1 Stunde, zum Abkitten derselben ca. l^j^ Stunden, 

 zum Abkochen derselben 30-40 Min. Fiir Objectträger genügt einmaliges 

 Erhitzen mit Reinigungsflüssigkeit und Abspülen mit kaltem Wasser. 



Cxaplewski. 



Troester (1441) machte zur Erlangung einer möglichst günstigen 

 Beleuchtung die Strahlen einer künstlichen Lichtquelle (Petroleum- Gas- 

 oder Gasglülilichtlampe) durch eine in der Entfernung ilu-er Brennweite 

 (10-15 cm) aufgestellte, am besten dauernd an der Lampe befestigte Sam- 

 mellinse von 8-10 cm Durchmesser parallel und bricht sie dann durch 

 eine im Abstand von ^/^-l m aufgestellte mit Wasser oder Alkohol gefüllte 

 Schusterkugel so zusammen, dass auf einer vorgestellten matten Glasscheibe 

 eine möglicht helle Kreisscheibe entsteht. Auf diesen wird der Spiegel des 

 Mikroskops bei ca. 10 cm Abstand gerichtet, wobei der Abbe etwas zu 

 senken ist. Die Methode giebt sehr gute Bilder bei Schnittpräparaten, spe- 

 ciell bei Bacterienschnitten (z. B. von Rotz^). Czaplewski. 



Mally (1403) hat den Heisswassertrichter auf folgende Weise 

 mit dem Dampf Sterilisation sapparat verbunden. Der letztere erhält 

 nach oben eine Verlängerung durch einen gutangepassten, mit seitlichem 

 Griff versehenen, mit Asbest oder Filz ebenfalls gegen Abkühlung geschütz- 

 ten Aufsatz von 8 Zoll (20 cm) Höhe. In den Deckel desselben ist seitlich 

 ein Thermometer und in der Mitte ein Blechtrichter [oberes Diameter 4 



*) Ref. möchte hinzufügen, das.s es hierzu jedoch gar nicht dieses um- 

 ständlichen Apparates bedarf. Man hat nur nöthig, auf die künstliche Licht- 

 quelle selbst den Sjjiogel des Mikroskops zu richten und den AniiE'schen Con- 

 densor entsprechend zu senken, um brillante Bilder zu erhalten. Für Mikro- 

 photogranime findet er es jedoch zweckmässig, eine Schusterkugol mit Glycerin 

 zwischcnzusclialten, um bei AuER'schen (jasglühlicht, die Abbildung der Strumpf- 

 maschen bei unvorsichtiger Lichtregulirung zu vermeiden. Ref. 



