Allgemeine Methodik. Züchtungsverfahren. 657 



chen sorgfältig gemischt. Die so erhaltenen milchweissen Platten zieht er 

 der Milchserumgelatine vor, da in ihnen das Casein nicht ausgefällt ist, 

 wie bei jener. Cxaplewski. 



Die bekannten Schwierigkeiten des Agarplattengiessens 

 wollen Chapot-Prevost und Fajardo (1351) dadurch umgehen, dass zu- 

 nächst das Agar sofort nach der Verflüssigung in PETRi-Schälchen ausge- 

 gossen, dann erst eine Suspension des zu prüfenden Materials auf der Ober- 

 fläche der Platten vertheilt wird. Verlf. rühmen diesem Verfaliren nach: 

 geringere Gefahr einer Ueberhitzung der Keime sowie eines vorzeitigen 

 Erstarrens des Agars; Auskeimen der Colonien in ein und demselben Niveau, 

 endlich die Möglichkeit, das Plattengiessen und Verimpfen derselben zeit- 

 lich und örtlich zu trennen. Honsell. 



Luiikewicz (1402) hat statt der runden PEiRi'schen Schalen, deren 

 Boden nie ganz eben und horizontal ist, viereckige Doppele ultur - 

 schalen anfertigen lassen. Diese sind nicht aus einem Stücke, sondern die 

 Seitenwände werden an die Ränder einer Glasplatte mit einem feuerfesten 

 Kitt angekittet. Die untere Schale wird mit einer etwas breiteren Deckel- 

 schale bedeckt. Die Höhe der Seitenwände beträgt 1 cm. Der Boden und 

 Deckel dieser Schalen sind ganz eben und horizontal, das Zählen der Colo- 

 nien geschieht viel leichter und genauer, man kann mit Zeiss-Objectiv a.^ und 

 A die Culturen in geschlossener Schale untersuchen. Preis pro Paar 2 M. 



Um an heissen Sommertagen Gelatineplatten mit dem Mikroskope 

 untersuchen zu können, construirte L. einen kühlbaren Objectivtisch, 

 der eigentlich nur eine dickwandige Glasschachtel mit abgeschliffenen Ober- 

 flächen ist, durch die Eiswasser fliesst. Diese Glasschachtel wird auf den 

 Objecttisch des Mikroskopes gelegt und auf die Schachtel die Platte. Preis 

 5 M. — Beide Apparate fertigt E. Lej^boldt's Nachf. in Köln an. Tangl. 



Körber (1384) hat die Vertheilung der Colonien in Esmaech'- 

 sclien Rollröhr chen zu studiren gesucht. Um eine gleichmässige Ver- 

 theilung der Keime zu erzielen, bediente er sich eines eigenen Rotations- 

 apparates für die Röhren. Ferner liess er sich eigens Reagensgläser mit 

 verengertem Hals anfertigen, um Benetzung des Pfropfens zu vermeiden. 

 Seine Resultate fasst er in folgende Sätze zusammen: 1. „Die Vertheilung 

 der Keime in Erde^ und auch in gut geschütteltem Wasser ist eine gleich- 

 massige, sofern Abweichungen bis zu 3 ^j^ bei einer quantitativen Bestim- 

 mung zugelassen werden, denn nach strengen Lehren der Wahrscheinlich- 

 keitsrechnung ist dieser Betrag von 3 ^/g gerade von der Grösse, wie er 

 bei einer völlig zufälligen Vertheilung zu erwarten ist". 2. „Das Centri- 

 fugiren" bedingt eine gleichmässigere Vertheilung im Röhrchen, als dieses 

 beim Rotiren mit der Hand erreicht werden kann, auch wird der unver- 

 meidliche Fehler in der Vertheilung der Gelatine bei nicht vollkommen 

 horizontaler Lagerung des Röhrchens besser ausgeglichen". 3. „Difleren- 

 zen in den Mittelzahlen von mehr als dr 4 ^/q, die aus Gläschen berechnet 

 waren, welche mit dem Finger rotirt waren, können durch Eigenthümlich- 

 keiten des Versuchsglases, oder fehlerhafte Lagerung während des Roti- 

 rens bloss vorgetäuscht werden, indem die Quadrate zum Auszählen nicht 



B au m g iirteu's Jahresbericht X 42 



