666 Allgemeine Methodik. Züchtung anaerober Bacterien. 



Zur Wasserstoifentwicklung benutzt Z. eine Grasentbindungsflasche 

 von 1,5 1 Inhalt (85 g Zink und 75 ccm concentrirte arsenfreie Schwefel- 

 säure genügen für 3 Apparate, welche für die 3 Verdünnungen nothwen- 

 dig werden). Der Wasserstoff wird, wie üblich, mit alkalischer Blei- und 

 Pyrogallollösung gewaschen. Zur Herstellung der alkalischen Pyrogallol- 

 absorptions-Lösung benutzt er Pyrogallolkugeln (aus 10 g mit Alkohol bis 

 zu haltbarer Consistenz befeuchtetem Pyrogallol werden 18-20 Kugeln an- 

 gefertigt), von denen je zwei unter Schrägstellung des Apparates in die 

 jetzt hochstehenden Punkte der oben erwähnten Pyrogallolrinnen des Tisch- 

 chens gelegt werden, während in die tiefsten Punkte der Einne je 10-12 ccm 

 verdünnte Natronlauge kommen. Erst nach Montirung des Apparates und 

 erfolgter Füllung mit Wasserstoff wird dann die alkalische Lösung des 

 Pyrogallol durch Horizontalstellen des Apparats vollzogen, wobei die 0-Re- 

 sorption erfolgt. Zu den Glockenschalen gehört ein Abtropf blech. Details 

 siehe Original. Czaplewski. 



Arens (1333) bedient sich zur Züchtung der Anaerobien auf 

 Platten der in den Laboratorien gebräuchlichen Exsiccatoren. Der Bo- 

 den wird mit nicht zu feinkörnigem Quarzsande, welchem Pyrogallussäure 

 beigemengt ist, gefüllt, sodass in dem Exsiccator noch ein oder mehrere 

 PETRi'sche Schälchen übereinander Platz haben. Für das Giessen der Plat- 

 ten empfiehlt A. zur Erzielung einer dickeren Schicht (wohl gegen Aus- 

 trocknung Ref.) noch 1-2 Gläschen verflüssigten Nährbodens in die Schäl- 

 chen nachzugiessen. Die Sandfüllung im Exsiccator wird in nicht zu ge- 

 ringer Ausdehnung mit lOproc. Kalilauge begossen; darauf werden die 

 PETRi-Schälchen geöffnet eingestellt und der gut eingefettete Deckel durch 

 Rotiren geschlossen. Eine Sterilisation des Apparates ist nicht erforder- 

 lich. Derselbe lässt sich bei seiner Kleinheit bequem im Brutschrank unter- 

 bringen. Nach Erstarren der Platten kann man durch Neigen des Appa- 

 rates die in demselben enthaltene Luft in Bewegung zu setzen suchen um 

 die Absorption des Sauerstoffes zu beschleunigen. Ein Austrocknen der 

 Platten bei genauer Befolgung der gegebenen Vorschriften hat A. nie 

 beobachtet. Tetanus, Rauschbrand und malignes Oedem wurden in dem 

 Apparat gut zur Entwicklung gebracht und Hessen sich auch bequem iso- 

 liren. CxapleivsJä. 



Lubiiiski (1401) beschreibt einige neue Apparate zur Anaero- 

 bionten Züchtung. 



Der erste Apparat zur Züchtung von Anaerobionten in PEXBi-Schalen 

 etc. besteht aus einem grossen Glascylinder von 25-28 cm Höhe und 15-17 

 cm Durchmesser, welcher oben eine cylindrische Verbreiterung zeigt. 

 In den engeren Theil des Apparates wird von oben eingesetzt ein kurzer 

 cylindrischer Theil dessen Cylindermantel eingeschliffen ist, und oben von 

 einer horizontalen Platte fest verschlossen ist, welche in dem erweiterten 

 Theil des Cylinders ruht. Diese Platte hat 2 Durchbohrungen, an deren 

 eine unten ein kurzes Glasröhrchen angeschmolzen ist. Auf letzteres wird 

 ein Gummischlauch gestreift, welcher bis auf den Boden des Cylinders 

 reicht. Beim Gebrauch werden die Culturen (PßTRi'sche Schälchen, Rea- 



