Allgemeine Methodik. Züchtung anaerober Bacterien. 667 



gensglascultiireu etc.) in den Cylinder hineingesetzt, dann wird der einge- 

 schliffene Theil wie beschrieben eingefügt und dann der Deckel aufgesetzt. 

 Dieser besteht aus einer der obenerwähnten Platte sorgfältig aufgeschliffe- 

 nen Glasplatte mit centralem knopfartigen Griff', welcher 2 den Oeffnungen 

 der ersten Platte entsprechende Durchbohrungen trägt, an welche eben- 

 falls 2 Glasröhrchen, welche also aufrecht stehen, angeschmolzen sind. 

 Will man den Apparat mit Gaseinleitung benutzen, so leitet man das Gas 

 durch Verbindung des Gasometers mit dem einen dieser Eöhrchen so ein, 

 dass es, wenn das Gas schwerer als Luft ist (z. B. CO.-,), durch den Gummi- 

 schlauch auf den Boden des Cylinders eingeleitet wird, wenn es ein leichteres 

 Gas ist (z. B. H), umgekehrt. Das Gas wird 1 Stunde lang eingeleitet, 

 dann der Deckel um 90 Grad gedreht, um den Cylinderinhalt abzu- 

 sperren und nach Entfernung des Gasometerschlauches der obere erweiterte 

 Cylindertheil mit Wasser so weit gefüllt , dass auch die verticalen Röhrchen 

 des Deckels von Wasser bedeckt sind. Eventuell namentlich bei Züchtung 

 im Thermostaten muss der Deckel durch GeAvichte beschwert werden um 

 ein Abheben durch Ausdehnung der Gase zu verhüten. 



Der zweite Apparat besteht aus einem gleich grossen Cylinder wie beim 

 ersten Apparat, dessen drehbarer Glasstopfen so tief eingeschliffen ist, dass 

 man auf ihm noch bequem Paraffin, liquid, etc. aufgiessen kann. An 2 Seiten 

 des Cylinders sind diametral 2 Tubulaturen angebracht, in welche die Zu- resp. 

 Ableitungsröhre für das Gas mit einem Sicherheitsverschluss verbunden einge- 

 schliffen sind. Die Sicherheitsverschlüsse erhalten zum Abschluss eine ent- 

 sprechende Füllung von Paraffinum liquid. An ihrem in den Cylinder hin- 

 einragenden inneren Bohrende kann ein Gummischlauch befestigt werden, 

 um das Gas in derselben Weise wie beim vorigen Apparat bald von oben, 

 bald vom Boden aus in den Apparat einzuleiten. Man leitet das Gas l-l^/a 

 Stunden ein und verschliesst schliesslich noch das äusserliche Röhrchen des 

 Sicherheitsverschlusses, welches zum Einleiten des Gases diente, mit einem 

 kurzen Gummiröhrchen und Glasstöpsel. (Beide Apparate sind von Bithing 

 in St. Petersburg angefertigt.) Die Apparate fassen 12 PETRi-Schalen 

 resp. 20 Reagensglasculturen. Man kann mit denselben die Einwirkung 

 verschiedener Gase und flüchtiger Stoffe auf verschiedene Mikrobien gleich- 

 zeitig Studiren. Der zweite Apparat gestattet ausserdem einen allmäligen 

 Uebergang von Aerobiose zu Anaerobiose, ausserdem kann man mit dem- 

 selben die gasartigen Stoffwechselproducte der Bacterien studiren, indem 

 man das Ausströmeröhrchen des zweiten Sicherheitsverschlusses mit einem 

 entsprechend zugerichteten Getass auf der pneumatischen Wanne verbindet 

 und den Inhalt des Cylinders durch ein indifferentes Gas, wie N, oder durch 

 Wasser vom anderen Sicherheitsverschluss her verdrängt. — Bei Anwen- 

 dung der LiBORius'schen Methode für einzelne Röhrchen benutzt L. ein 

 starkes Reagensglas mit halsartiger Verengerung seitlich angeschmolzener 

 Röhre. Dasselbe erhält einen (Tnmmii)fropf, welcher von einem Glasröhr- 

 chen, welches an dei- Spitze einen Wattepfropf trägt, durchbohrt ist, wird 

 so sterilisirt und geirnj)!!. Je nach dem specif. (Gewicht des zu benutzen- 

 den Gases wird eine der beiden Röhren mit dem Gasentwicklungsappa- 



