ß(58 Allgemeine Methodik. Züclitung anaerober Bacterien. 



rat verbunden. Die Ableitungsröhre wird durch einen längeren Gum- 

 niischlauch mit einer kleinen WouLFp'schen Flasche verbunden, deren Ein- 

 leitungsrohr nicht sehr tief in die Absperrungsflüssigkeit taucht. Nach 

 beendigter Durchleitung werden die beiden ßührchen am Eeagensglas der 

 Richtung des Gasstroms folgend abgeschmolzen. — Die BucHNER'sche Py- 

 rogallusmethode modificirt L. in der Weise, dass er anstatt eines derbwandi- 

 gen grossen Reagensglases mit Gummipfropfen einen Glascylinder mit ein- 

 geschliifenem Stöpsel nimmt, in welchem das geimpfte Reagensglas durch 

 einen passenden Kork mit sterilen Randlöchern unbeweglich aufrecht er- 

 halten wird. Man kann in diesem Apparat durch Schütteln eine viel ener- 

 gischere Absorption des durch die alkalische Pyrogallussäurelösung be- 

 wirken. Der Glasstöpsel und die Einschliffe in diesem und den beiden ersten 

 Apparaten müssen natürlich bei Gebrauch gehörig eingefettet werden. 



Czapleivski . 



Nicolaier (1416) bemerkt zu der im vorjährigen Bericht p. 664 re- 

 ferirten Arbeit von Novy, dass er denselben Apparat mit einer kleinen 

 Abweichung bereits im Jahre 1892 zur Züchtung des Tetanusbac. em- 

 pfohlen hat. Tamjl. 



NOA'y (1417) erkennt an, dass der eine der von ihm (Centralbl. f. 

 Bacter. n. Paras. Bd. XIV, 1893, p. 581) beschriebenen Anaeroben-Ap- 

 parate mit einem von Nicolaier früher beschriebenen Apparate im Prin- 

 cip identisch ist. Er beschreibt jetzt zwei neue Apparate. Der erste der- 

 selben besteht aus einem Exsiccator mit sorgfältig aufgeschliffenem Helm; 

 welcher in seinem Hals sorgfältig eingeschliffen den früheren Stöpselverschluss 

 (cf Figur^) trägt. Die mit einer Flansche geschliffenen Berührungsflächen 

 von Exiccator und Helm wurden mit einer Mischung von Bienenwachs und 

 Olivenöl (1:4) eingerieben. Um den äussern Rand der Berührungsstelle wird 

 ein Gummiband gezogen. Exsiccator und Helm werden ferner duixh 2 kleine 

 eiserne Klemmen, mit dicken Gummiunterlagen unter den Flanschen, zusam- 

 mengepresst. Will man die Pyrogallusmethode anwenden, so kommt zu unterst 

 in den Apparat ein Schälchen von ca. 10 cm Dm^chmesser mit 2-5 g trockener 

 Pyrogalluslösung. Darüber kommt ein ca. 5 cm breiter Streifen Glas und auf 

 diesem die nicht geöffneten geimpften PEXKi-Schalen. Dann wird der Helm auf- 

 gesetzt, so dass nur noch eine enge Spaltöffnung bleibt und durch diese auf 

 die Pja-ogallussäure, 25 ccm einer Kalilauge 1:4, z. B. mittels des Feaen- 

 KEL'schen Anaerobenröhrchens, gegeben. Dann wird der Helm schnell fest 

 aufgesetzt und der Apparat mittels Gummiband und Klammern geschlossen. 

 Sonst wird Wasserstoff eingeleitet und danach der Hahn geschlossen. Für 

 Vacuumculturen bedient sich N. eines ganz ähnlichen Apparates, bei dem 

 aber auf dem Stöpsel 2 verticale Röhren angeschmolzen sind, welche in ein 

 horizontales Glasrohr münden, in welches um eine horizontale iVchse dreh- 

 bar ein Glasstöpsel mit entsprechender doppelter Durchbohrung einge- 

 schliffen ist. Beiderseits geht der Glasstöpsel in 2 Glasröhren aus, von 

 denen die eine mit der Luftpumpe verbunden wird, während die andere 



1) Cf. Jahresbericht IX, 1893, p. 665. Ref, 



