Allgemeine Methodik. 679 



Sterilisation des Catgut, der chirurgischen Instrumente. 



Mikulicz und Boll, Landsbekg, Bkaatz und betont die besondere Wich- 

 tigkeit einer gründlichen, der eigentlichen Desinfection vorauszuschicken- 

 den Seifenwaschung. Honsell. 



Kroenig (1387) empfiehlt zur Catgutsterilisation die Anwen- 

 dung von Kumol, als einer Flüssigkeit von sehr hohem Siedepunkt (168- 

 178°). Die Fäden werden 1-2 Stunden bei 70° getrocknet, kommen dann 

 auf eine weitere Stunde in Kumol, das auf dem Sandbad auf 155-165° er- 

 hitzt ist, und schliesslich wird das Kumol wieder mit Petroleumbenzin aus- 

 gezogen (3 Stunden). Derart behandeltes Catgut ist stets keimfrei, enthält 

 insbesondere auch keine Catgutbacillen mehr, ist frei von reizenden Bei- 

 mengungen und wird im Körper in 7-13 Tagen resorbirt. Honsell. 



Repin(1426) empfiehlt als absolut sichere Sterilisationsmethode 

 für Catgut, dasselbe nach vorheriger gründlicher Befreiung von Fett und 

 Wasser im Autoclaven 1 Stunde lang überhitzten Alkoholdämpfen (120°) 

 auszusetzen. Durch dieses Verfahren werden, wie R.'s Versuche darthun, 

 sämmtliche Keime auch im Innern der Fäden unfehlbar vernichtet, wäh- 

 rend andererseits Festigkeit und Resorbirbarkeit des Materials in keiner 

 Weise leiden. Honsell. 



Schüller (1432) räth, Catgut in der Weise zusterilisiren, dass 

 lockere Ringe in Lavendelöl eine halbe Stunde lang einer Temperatur von 

 110° ausgesetzt werden, von da aus kann das Catgut entweder direct oder 

 nach vorherigem Einlegen in Carbollösung oder destillirtem Wasser ver- 

 wendet werden. Bei seinen Versuchen hat Sch. allerdings nur asporogene 

 Bacterien als Testobjecte verwendet. Honsell. 



Nach Pichler's (1421) Ausführungen erreicht das Wasser in Inns- 

 bruck gemäss der Höhenlage der Stadt schon bei 97,5° den Siedepunkt. 

 In Folge dessen wird bei Sterilisation in kochendem Wasser und 

 Dampf nicht wie anderen Orts mit einer Temperatur von 100° gearbeitet. 

 Aus den Versuchen P.'s mit inficirten Instrumenten, Verbandstoffen und 

 Gefässen geht indess hervor, dass diese Differenz practisch nicht in Be- 

 tracht kommt. Es bedürfen daher die üblichen Sterilisationsvorschriften 

 für Innsbruck keinerlei Modification. Honsell. 



Bark (1335) sterilisirt die Ohrkatheter mittels strömenden 

 Dampfes und bewahrt sie dann in einer antiseptischen Lösung auf. Der 

 Dampf wird in einer kleinen metallenen Hohlkugel von 2 cm Durchmesser 

 erzeugt, welche mit Wasser zur Hälfte gefüllt, an einer Oese über die 

 Flamme gehalten wird. Auf ein kurzes Ansatzrohr wird mittels eines koni- 

 schen Gummiringes der Katheter aufgesetzt. Cxaplctvski. 



Wir können uns darauf beschränken, aus Ouyoii's (1367) ausführ- 

 licher Arbeit über den Katheterismus und Antisepsie seine Schluss- 

 folgerung über die besten Methoden der Katheter-Sterilisirung an- 

 zuführen: Sterilisation der Katheter im Trocken-Ofen bei 140° — nur für 

 gute Katheter anwendbar — und Sterilisation durch SO.,, die für alle an- 

 wendbar ist. Tangl. 



Ilile (1376) betont die Nothwendigkeit, Operationsraesser min- 

 destens ebenso sorgfältig wie alle anderen Instrumente zu sterilisi- 



