632 Allgemeine Methodik. Sterilisirung von Nährböden. 



mit herausnehmbarem Glasfenster versehenen Thermostaten. Der Obertheil 

 des Tubus und auch die beiden Schraubenköpfe für die grobe Bewegung 

 mit Zahn und Trieb und ebenso auch die Mikrometerschraube ragen über 

 die zu diesem Zwecke schräg nach hinten dachartig abfallende Decke des 

 Thermostatenraums herüber. Das Mikroskop wird durch eine seitwärts 

 nach rechts aufschlagende Thür von hinten eingesetzt; die dachartige 

 Decke des Thermostatenraums lässt sich dabei, in der Mitte getheilt, nach 

 beiden Seiten in Falzen auseinanderziehen. In der Mitte tragen die bei- 

 den Stücke Filzstreifen mit entsprechendem Ausschnitt für das jedesmalige 

 Mikroskopstativ. Auch der Heizraum ist bis auf Luftlöcher vollkommen ab- 

 geschlossen und besitzt eine nach hinten sich öffnende Thür. Im Wasser- 

 mantel des Thermostaten ist ferner ein Thermometer und der Thermoregu- 

 lator für den Brenner untergebracht. Die Dimensionen des Innenraums 

 (Breite 16, Länge 18, Höhe vorn 20, hinten 13 cm) genügen für die ge- 

 wöhnlich gebrauchten Stative. Links befindet sich die gebräuchliche ovale 

 Oeffnung für die Hand zum Bewegen der Objectträger. Auf der rechten 

 Seite kann ebenso ein verticaler Schlitz für eine Vorrichtung zur mecha- 

 nischen Bewegung derselben angebracht werden, welche aber den Apparat 

 unnütz vertheuert und meist nicht nothwendig ist. Der aus polirtem Kupfer 

 gearbeitete Apparat, welcher aussen mit in Oelfarbe gestrichenem Asbest 

 bekleidet ist, ist für 50 M. von dem Mechaniker des Berliner Hygienischen 

 Institutes, Herrn W. Hoffmeister, sowie von Paul Altmann in Berlin 

 zu beziehen. Czaplewski. 



van Hest (1506) benutzt zur Bereitung einer grösseren Quanti- 

 tät von Nährböden einen Sterilisator (von Hr. Jonker & Söhne in 

 Amsterdam), welcher einen etwas modificirten PAPiN'schen Topf dar- 

 stellt. Der Deckel des eisernen Kessels wird durch geflochtene Stricke oder 

 Gummiband und Schraubenbügel luftdicht aufgesetzt, nachdem die zu kochen- 

 den Gegenstände auf einem einlegbaren Siebboden oder mittels eines Stativs 

 im Innern des Kessels arrangirt sind, dessen Boden mit einer nicht zu hohen 

 Schicht Wasser bedeckt ist. Das in der Mitte des Deckels befindliche Ventil 

 bleibt zunächst offen, bis ein im Deckel befestigtes Thermometer 100° C. 

 zeigt. Danach wird es durch auflegbare, mit einem Ausschnitt versehene 

 Bleischeiben soweit belastet, bis die gewünschte Temperatur (und damit 

 Atmosphärenzahl) erreicht ist. Bei Ueberdruck entweicht dann der über- 

 schüssige Dampf durch das Ventil, sodass die Temperatur constant bleibt. 



Czaplewsto'. 



Oosio (1499) kommt auf etwas zu sprechen, was für den Bacteriologen 

 oft sehr wichtig ist; dass nämlich bei Sterilisirungen die reciproke 

 Wirkung der zu einer Culturmischung bestimmten Substanzen 

 vermieden werden müsse, und theilt dann ein von ihm ersonnenes technisches 

 Verfahren mit, das sich auf das Princip der Autosiphons gründet. Dasselbe 

 ist schon deshalb empfehlenswerth, weil es gegen die Einführung fremder 

 Keime in die zum Studium der Gährungsvorgänge benutzten Röhren Sicher- 

 heit gewährt, eine Sicherheit, die sich bei den gewöhnlichen Verfahren nicht 

 immer erzielen lässt. Bordoni- JJffreduxxi. 



