654 Allgemeine Methodik. 



Sterilisirung von Instrumenten und Verbandstoffen. 



war und dabei die Milch gänzlich ausser Contact mit der atmosphärischen 

 Luft gesetzt wurde; letzteres erreicht C. durch eine besondere Construction 

 des Flaschenverschlusses, welche im Original des näheren beschrieben ist. 

 Nach C.'s Experimenten werden durch dieses Verfahren freilich nicht alle 

 Bacterien getödtet, doch sind die ab und zu restirenden so geschwächt, 

 dass sie in der Milch selbst nicht mehr auswachsen und überhaupt keine 

 Gährungen mehr erzeugen können. Honsell. 



Ihle (1508) bespricht in einem Aufsatze von vorwiegend chirurgischem 

 Interesse ein neues Instrumenten-Kochgefäss, bei welchem die In- 

 strumente auf Einsätzen mit Füsschen eingelegt und nach Sterilisation in 

 der Sodalösung auf den Einsätzen auf reinen Handtüchern stehend, direct 

 zur Verwendung kommen. Das Kochgefäss und die Einsätze sind mit 

 bestem weissen Email überzogen, die Einsätze gestanzt und nicht gefalzt, 

 weshalb das Email weniger leicht springt. Zur Reinigung der Instrumente 

 von Rost empfiehlt er Naxosschmirgel, Klauenfett und Wiener Kalk. Das 

 Instrumentenkochgefäss und der Spirituskocher sind gesetzlich geschützt 

 und werden von Gebrüder Baumann, Emaillir- und Stanzwerke, Amberg 

 in Bayern fabricirt. Hauptvertreter für Deutschland ist H. Windler in 

 Berlin NW, Dorotheenstrasse 3. 



Das Instrumentenkochgefäss ist in 3 Grössen im Handel: I. 28 X 20 

 X 7 x / 8 cm, IL 34 X 23 X 8 cm, III. 40 X 25 1 /« X 8 1 /,, cm, IV. 50 

 X 30 X 9 cm. Czaplewski. 



Turner nnd Krupin (1540) versuchten mit Erfolg Verbandstoffe 

 in Pappschachteln im strömenden Dampf zu desinficiren, da 

 ihnen die Sterilisation derselben mit trockener Hitze bei 120° nach Gleich 1 

 nicht genügend Sicherheit zu bieten schien. In Pappschachteln von 18-20 

 cm Höhe und 10-12 cm Breite, welche mit Gaze oder Watte gefüllt, dann 

 mittels über Deckel und Schachtel aufgeklebten Papierstreifen geschlossen 

 waren, wurde in 10-20 Minuten im strömenden Dampf im Innern eine 

 Temperatur von 100° erreicht. Die Schachteln veränderten selbst bei l 1 /»- 

 stündiger Dauer der Dampfeinwirkung ihre Form nicht, erfuhren jedoch 

 durch Wasseraufnahme eine Gewichtszunahme von 2-3°/ , welche in einigen 

 Stunden wieder verloren ging. Diese sterilisirten Verbandsstoffe erwiesen 

 sich keimfrei; auch eingebrachte Sporen von Bac. subtilis waren abge- 

 tödtet. Sterile Nährlösungen nur mit sterilisirten Pappdeckeln bedeckt, 

 blieben in sterilen Gefässen monatelang steril. Die Verff. glauben daher, 

 dass eine nachträgliche Infection der in den Pappschachteln sterilisirten 

 Verbandsstoffe durch die Pappe hindurch nicht zu befürchten sei. Für 

 Kriegszwecke müssten dieselben allerdings partienweise in Metallkästen 

 verschlossen werden. Zum Sterilisiren erprobten die Verff. folgenden Ste- 

 rilisationsapparat. Derselbe besteht aus einem grossen äusseren cylindri- 

 schen Eisenblecheimer von 33 cm Höhe und 29 cm Breite. Auf seinen 

 Boden stützt sich ein niedriger Eisencylinder mit durchgittertem Boden 

 zum Einlegen der Instrumente, welche darin liegend auf den mit Sodalösung 



*) Wiener klin. Wchschr. 1891 p. 87. Ref. 



