Allgemeine Methodik. Neue Irnpfnadel. Neues Sandßltermodell. 655 



oder Wasser gefüllten Boden des grossen Eimers herabgelassen werden. 

 Hierauf wird ein eisernes Kreuz gelegt, welches als Träger für einen als 

 Sterilisationscylinder dienenden inneren Cylinder von 27 cm Höhe und 25 

 cm Breite dient. Der Innenraum dieses Eimers lässt sich durch ein die 

 Wand beider Eimer in gleicher Höhe dicht über den Boden des inneren Eimers 

 durchsetzendes Rohr mit der Aussenluft verbinden. In den inneren Eimer 

 werden die zu sterilisirenden Objecte gebracht, nachdem der Apparat vor- 

 her mit bereits erwärmtem Wasser gefüllt war (l 1 / [) -2 1). Darauf wird der 

 äussere Eimer mit einem fest aber nicht hermetisch schliessenden Deckel 

 bedeckt und zweckmässig mittels des Petroleumgasbrenners Excelsior (Stock- 

 holm) angeheizt. Der durch das Kochen des Wassers gebildete Dampf 

 steigt zwischen den Wandungen der beiden Eimer auf, durchdringt den 

 Inhalt des inneren Eimers und verlässt den Apparat durch die durch- 

 gehende Messingröhre. In einer Viertelstunde ist der Apparat mit Dampf 

 gefüllt; nach weiteren 1 5 Minuten sind im eingebrachten Verbandsmaterial 

 100-101° erreicht. Der Preis stellt sich auf nur 12-15 M. ohne Brenner. 



Czapleiv.sk? '. 



Waigel (1547) empfiehlt für Impfungen dringend das aus Platiniri- 

 dium hergestellte, von Dr. Lindenborn 1 beschriebene ausglühbare Impf- 

 messerchen. Dasselbe ist genügend scharf, in */., Minute wieder abgekühlt. 

 Bei zahlreichen Impfungen niüsste man eventuell, um durch das Abkühlen 

 nicht aufgehalten zu werden, 2 Messerchen alternirend benutzen. Das- 

 selbe hat z. B. 900 Impfungen mit entsprechendem Ausglühen ohne Schaden 

 für seine Schärfe und Brauchbarkeit ausgehalten. Es ist zu beziehen (auch 

 in verschiedenen Formen) für 3 Ji 50 ( ) von Instrumentenmacher Ludwig 

 Droell in Frankfurt a. M. Czaplewski. 



Kaforhel (1512) unterzog die Angaben von C. Fraenkel undPiEFKE 2 

 über Sandfiltration an einem neuen besonders construirten, der Praxis 

 möglichst angelehnten Sandfilter modeil einer Nachprüfung. Es ergab 

 sich nun dabei, dass zunächst schon im Absatzbassin durch längeres Stehen 

 regelmässig eine Verminderung der Keimzahl einzutreten pflegt. Eine Aus- 

 nahme erklärt Verf. durch von Regen mit Staub von den zudeckenden 

 Brettern abgeschwemmte Keime. In der ersten Filtrationsperiode — die 

 Ausbildung der oberflächlichen filtrirenden Schlammschicht dauerte 7 Tage 

 — war der Filtrationseffect nur ein geringer, ja sogar unter Umstän- 

 den ganz schwand. Letzteres schiebt Verf. auf ein Zusammensinken der 

 Sandschichte (vom 7.-23. April = 4 cm), wodurch Zerrungen und Zer- 

 reissungen der filtrirenden Schicht entstehen können. Es sei demnach op- 

 portun, zu Epidemiezeiten die Forderung aufzustellen, „das aus solchen 

 Filtern gewonnene Wasser, bei welchen die Sandschiclit erneuert wurde, 

 in das Reinwasserbassin nicht zuzulassen". In der 2. Filtrationsperiode 

 nach Erneuerung der Sandschicht arbeitete das Sandversuchsfilter regel- 

 mässiger und besser. Es wurde ein bacterienärmeres Rohwasser verwandt; 



') Berliner klin. Wchschr. 1894 p. 28. Ref. 



2 ) Vierteljahrsschr. f. ötf'entl. Gasundheitspflo^.' IM. 2:'.. ISitO, y. 4H •. Julirenber. 

 XI, 1890, p. 594. Ref. 



