ß(52 Allgemeine Methodik. Desinfection mit Dampf. 



Neuer Desinfectionsapparat. 



Dampf, wodurch ein „Ausspülen", „Fortschwemmen" der Luft ohne Rück- 

 sicht auf die Dampfrichtung stattfinde. Da diese nun aber in den Objecten 

 nie gleichmässig sein könne, muss man andere Mittel zu Hilfe nehmen, z. B. 

 die Variirung (Verminderung oder Vermehrung) des Druckes, wie das 

 Rohrbeck bei seinem Vacuumsystem rationell durchgeführt hat. Bei der 

 Druckvermehrung finde ein ähnlicher Effect statt, indem die Luft in den 

 Objecten zusammengepresst wird, sodass an ihre Stelle Dampf treten kann, 

 wodurch eine Bewegung (Diffussion) beider Gasarten in den Objecten an- 

 geregt und bei Drucknachlass durch Expansion des Gasgemisches die Luft- 

 austreibung sehr gefördert werde. Nach den Principien der 1. Erhöhung 

 der Strömung, 2. Vermehrung der Spannung, 3. Steigerung der Tempera- 

 tur des Dampfes hat Verf. nun folgenden Apparat construirt: 



Derselbe besteht im Wesentlichen aus einem eckigen Wasserbade aus Eisen- 

 blech oder Kupfer mit Füssen und Wasserstandsrohr, der oben mit einem, durch 

 Schrauben zu dichtenden, um 2 Charnire aufklappbaren Deckel dampfdicht 

 verschlossen werden kann. In diesen Kasten oberhalb des Wassers wird auf 

 in den Ecken des Kastens angebrachte kleine Träger der ziemlich genau hinein- 

 passende aus dünnem vernickeltem Messingblech gearbeitete, mit ebenfalls in 

 2 Charniren aufklappbarem Deckel versehene Verbandkasten eingesetzt. In 

 der rechten oberen Ecke desselben ist senkrecht ein oben und unten offenes, 

 nicht ganz bis zum Boden reichendes Messingrohr eingelöthet. Im Deckel 

 des Verbandkastens ist eine entsprechende mit Schieber versehene Oeffnung 

 und im Deckel des Apparates ein kurzer mit äusserem Gewinde versehener 

 Stutzen eingelassen. Durch diesen wird das in die untere Röhre des Ver- 

 bandkastens dampfdicht passende Dampfableitungsrolir, welches mit Ther- 

 mometer, Manometer und Sicherheitsventilverschluss versehen ist, eingeführt. 

 Bei der Desinfection strömt der im Wassei* des Dampfkastens entwickelte 

 Dampf durch den mittels einer kleinen VorrichtungleichtgeöfihetenDeckel in 

 den Verbandkasten, durchdringt die auf einem Drahtsiebboden eingelegten 

 Verbandstoffe , geht dann durch die Röhre nach aussen und verlässt, mittels 

 des verschiebbaren Ventilgewichts gedrosselt, die Ausströmungsröhre. Es 

 kann damit leicht 110° und 1 /„ Atmosphäre Ueberdruck erreicht werden. 

 Nach Desinfection wird bei geöffnetem Apparat der Verbandstoffbehälter 

 herausgenommen, welcher sich selbstthätig schliesst und danach auch der 

 Deckelschieber geschlossen. Mittels einer pneumatischen Gummibirne lässt 

 sich übrigens bei Operationen dieser Verbandkasten vom Operateur durch 

 einen Druck mit dem Fuss öffnen. — Nach gleichem Princip nur unwesentlich 

 modificirt hat Verf. für grössere und umfangreiche Objecte, wie Operations- 

 mäntel, Tücher, Kleidungsstücke, einen cylindrischen Apparat construiren 

 lassen. Beide Apparate sind auf 1 Atmosphäre geprüft, doch blasen die 

 Ventile schon bei 1 / 2 Atmosphäre Ueberdruck ab. Die Herstellung hat Dr. 

 Rohrbeck in Berlin übernommen. Czapleivski. 



Nach einem Ueberblick über die verschiedenen zur Desinfection mittels 

 Wasserdampfes in Anwendung kommenden Apparate, theiltCaiialis (1491) 

 die Resultate seiner mit dem GENESTE-HEKSCHEn'schen Apparat gemach- 

 ten Versuche mit, aus denen hervorgeht, dass es zur Desinfection der in 



