Allgemeine Methodik. Desinfection mit Dampf. 

 Neuer Desinfeetionsapparat. 



663 



denselben eingeführten Gegenstände viel längerer Zeit bedarf, als man bis- 

 her annahm und als von den Herstellern des Apparates in der Gebrauchs- 

 anweisung angegeben wird. Denn nach den Beobachtungen C.'s muss man, 

 um bei einem Druck von 0,5-0,7 kg eine vollständige Desinfection der La- 

 dung in allen ihren Theilen zu erhalten, den Dampf 40 Minuten lang ein- 

 wirken lassen, und 25 Minuten lang, wenn man einen Druck von 0,7-0,9 

 kg anwendet (während in der Gebrauchsanweisung nur 1 5 Minuten ange- 

 geben sind) ; wobei sowohl in dem einen als in dem andern Falle zwei Ent- 

 ladungen in einem Zeitabstand von 5-iO Minuten vorgenommen werden 

 müssen. Ausserdem muss der Hahn für den Luftaustritt bei Beginn der 

 Operation wenigstens 15 Minuten lang offen gelassen werden, damit eine 

 möglichst vollständige Luftentleerung stattfindet. — Auch mit dem Thubs- 

 FiELD'schen Apparat hat C. mittels Wasserdampfes von 100° C. (ohne Druck) 

 Versuche gemacht. Die Ladung bestand wie beim ersteren, aus Papier- 

 düten, die mit Milzbrandsporen imprägnirte Fäden und bei 100° C. schmelz- 

 bare und überall hin vertheilte Metallstückchen enthielten. Auch hier hat 

 C. constatirt, dass man eine sichere Desinfection nur dann erhält, wenn 

 man den Dampf 60-70 Minuten lang einwirken lässt, von dem Augenblick 

 an gerechnet, wo der die Temperatur des zuströmenden Dampfes messende 

 Thermometer 100° C. zeigt, d. h. also nach fast dem Doppelten der Zeit- 

 länge, die man bisher für ausreichend hielt. Bordoni- Uffrcduzxi. 



Burri (1489) beschreibt einen von der Firma Louis Müller-Unkel 

 in Braunschweig in den Handel gebrachten neuen Steril isator, dessen 

 Vorzüge darin bestehen, dass die Schwadenbildung im Arbeitsraum ver- 

 mieden ist, dass man während des Gebrauches Wasser nachfüllen kann 

 und dass, weil nicht der gesammte Wasservor- 

 rath erhitzt wird, die Anheizdauer sehr abge- 

 kürzt ist. 



Zwischen den doppelten Wandungen des nach 

 Art des KocH'schen Dampfkochtopfs constru- 

 irten Apparates steigen die Heizgase auf, zwi- 

 schen die ebenfalls doppelten Wandungen des 

 Deckels und können hier, nach Belieben regu- 

 lirt, durch Oeffnungen entweichen. Der Boden 

 des Siederaums ist in der Mitte gewölbt. Die 

 über demScheitel der Wölbungstehende Flüssig- 

 keitsschicht ist infolgedessen nur etwa 1 cm hoch. 

 Dadurch ist die Anheizung sehr abgekürzt, so 

 dass man mit einem einfachen Bunsenbrenner 

 in etwa 10 Minuten im Innenraum 100° C. er- 

 reicht hat. Der Siederaum ist gegen den Dampf- 

 raum durch einen perforirten Einsatzdeckel ab- 

 geschlossen. Das Wasser erhält der Siederaum nach dem Princip der com- 

 municirenden Röhren durch eine kleine Röhre aus einem um den Siede- 

 raum ringförmig angeordneten Behälter. Die Dämpfe steigen im Dampf- 

 raum auf und strömen durch ein seitlich abwärts führendes Rohr in das 



m 



