Allgemeine Methodik. Automatischer Abfüllapparat 801 



für flüssige Nährböden. 



bac, darauf ebenso gut wie auf LoBFrLER'schem Serufii wachsen (zur Diph- 

 theriediagnose benutzbar), ebenso auch Tuberkelbac. Auch als Zusatz zu 

 Bouillon kann man den Eidotter benutzen. Diphtheriebac. bilden darauf 

 mehr Gift als in reiner Bouillon, jedoch nicht, wenn diese Eigelbbouillon 

 vor Besäung sterilisirt wurde. Verf. suchte nachzuweisen, welchem Be- 

 standtheile des Dotters diese günstigen Wirkungen zuzuschreiben seien. 

 Auf Lecithinagar wuchsen die Bac. der Diphtherie und Tuberkulose sehr 

 gut. Influenzabac, welche auf Eiernährboden, wenn überhaupt, sehr küm- 

 merlich wachsen, kamen auf Hämatogenagar nicht fort. Czapleivslä. 



Kretz (1889)giebteineneinfachen, automatischen Abfüllapparat 

 für flüssige Nährböden an, der auf dem Princip des intermittirenden 

 Hebers beruht. Eine grössere Eprouvette wird am Boden abgeschnitten und 

 umgekehrt. Ihre frühere Mündung (jetzt nach unten gerichtet) wird mit 

 einem doppelt durchbohrten grauen Gummistopfen (verträgt Sterilisation 

 bis über 3 Atmosphären) verschlossen. Durch 

 die eine Oeffnung geht (der Heberschenkel 

 im Innern der Eprouvette) das hirtenstab- 

 förmig gekrümmte Heberrohr (längerer 

 Schenkel 14 cm lang, am untern Ausfluss 

 [nach Lode] schräg abgeschliffen, kürzerer 

 Schenkel je nach Menge der abzufüllenden 

 Flüssigkeit l^/., bis 3 cm lang und unten ge- 

 hörig trichterförmig erweitert). Durch die 

 zweite Oeffnung geht ein mit dem höher ste- 

 henden abzufüllenden Gefäss durch Heber 

 und Kautschuckschlauch mit Klemme ver- 

 bundenes Zuflussrohr, an der Spitze ver- 

 schlossen und dicht unterhalb derselben mit 

 einer seitlichen engen Oeffnung, welche den 

 Gummipfropf der Eprouvette nur wenig über- 

 ragt. Durch Ausquetschen der Luft aus dem 

 Kautschuckschlauch wird der Zufluss in Gang 

 gesetzt. Die Flüssigkeit steigt nun in der Eprouvette bis der Heber in 

 Thätigkeit gesetzt wird , worauf die Flüssigkeit schnell bis zum Ende des 

 kurzen Schenkels entleert wird. Am besten functionirt der Apparat, wenn 

 er sich nach je 10 bis 20 Secunden einmal in ^/., bis 1 Secunde entleert. 

 Kleine Correcturen (Verminderung der ablaufenden Menge) lassen sich diu'ch 

 Untertauchen eines Glasstabes in das Flüssigkeitsniveau unter die Heber- 

 kuppe erzielen. Nach Aufsetzen eines Wattepfropfs wird der Apparat vor 

 Benutzung sterilisirt. Der Apparat wird vom Glasbläser Pfeuffer in Wien 

 IX, Schlagergasse 2, übrigens auch ganz in Glas, ausgeführt. Czaplewsld. 



Lode (1895) beschreibt eine im Wiener hygienischen Institute im Ge- 

 brauche betindliche Bürette mit automatischer Abfüllung abge- 

 messener Mengen von Nährlösungen etc. Eine Bürette hat gegen 

 ihr Ausflussende ein T-stück angeschmolzen und besitzt im Kreuzungspunkt 

 einen Dreiweghahn. Mittels eines Gummisclilauches ist der horizontale Ast 



Baunigarten's Jahresbericht XII 



51 



