302 Allgemeine Methodik. Automatischer Abfüllapparat 



für flüssige Nährböden. Culturen in pETEi'schen Schalen. 



des T-Stücks mit dem die abzufüllende Flüssigkeit enthaltenden Gefäss, 

 z. B. einem Scheidetrichter, welcher oben mit einem Wattepfropfen ver- 

 sehen ist, verschlossen. Bei geeigneter Stellung des Dreiweghahns füllt 

 sich die Bürette aus dem Vorrathsgefäss, bei Drehung des Hahns um 90^ 

 nach links entleert sie sich. Um nun abgemessene Mengen Flüssigkeit abzu- 

 füllen, ist in der Bürette ein Stem- 

 pel, wie bei einer Spritze beweglich, 

 der in seinem durchbohrten Kolben 

 eine Art Kugelventil trägt (es ist 

 keine Kugel sondern ein lang ei- 

 förmiger Glaskörper als Schwim- 

 I mer), welches, durch die in der Bü- 

 rette emporsteigende Flüssigkeit 

 emporgedrängt, die Communication 

 nach oben verlegt und beim Ab- 

 lassen der Flüssigkeit aus der Bü- 

 rette nach entsprechender Drehung 

 des Bürettenhahns sinkt. Für die 

 richtige Function kommt alles auf 

 tadellosen Schliff dieses Schwim- 

 merventils und auf seine Eeinhal- 

 tung an. Um letztere zu ermög- 

 lichen, ist die Kapsel des Ventils 

 aus Metall zum Auseinanderschrau- 

 ben eingerichtet. Die Theilung ist 

 nun nicht auf der Bürette selbst, 

 sondern auf dem Stempel ange- 

 bracht. Die Einstellung geschieht 

 in der Weise, dass der gewünschte 

 Theilstrich der Scala mit dem Niveau der Metallhülse, welche oben die Bü- 

 rette schliesst, zusammenfällt. Die auf freien Abfluss geaichte Bürette soll 

 selbst bei längerem CTebrauch auf ^lo ^^^ ^/20 ^^"^ genau arbeiten^. Wollte 

 man auf den Vortheil verzichten, beliebige Mengen mit demselben Apparat 

 abzumessen, so müsste das Bürettenrohr selbst verjüngt endigen, analog 

 wie oben die Schwimmerkammer, und hier wäre der Schwimmer exact ein- 

 zuschleifen. — Die Sterilisation wird im strömenden Dampf vorgenommen, 

 wobei der Dreiweghahn, um Platzen zu verhüten, herausgezogen werden 

 muss. Gxaijlewski . 



Hesse (1875) benutzt die Petiu' sehen Doppelschalen auf folgende 

 Weise zu lange dauernden Züchtungen: Hochrandige PETKi'sche Schalen 

 werden nach Impfung ihres Inhalts umgekehrt; auf die Innenseite der jetzt 

 also als Fuss dienenden Deckelschale kommt ein kleines Schälchen mit 

 Wasser. Dadurch wird wochenlange Fortsetzung der Culturen bei 37** 



') Diese automatische AbfüUbürette ist zu beziehen von Glasbläser Pfeuffer 

 in Wien IX, Schlagergasse 2, für 10 Jl = 6 fl. Ref. 



