gQg Allgemeine Methodik und Desinfectionspraxis. 



Dampffeuchtigkeitsmesser. Sterilisatoren. 



von 80 bis 85^ reagirt. Der Apparat kann melden ehe ein luftfreier ge- 

 sättigter Wasserdampf von 99 bis 100^/^ etwa 4 bis 5 Minuten lang ein- 

 gewirkt hat, kann diese Anzeige aber auch wesentlich verspätet machen. 

 Verf. hatte ferner aber auch Desinfectionserfolge zu verzeichnen ohne 

 dass der Apparat gemeldet hat, sodass er meint selbst Eohrbeck und 

 DuNCKBR könnten daraufhin das Zugeständniss nicht versagen, dass es 

 bei der Desinfection mit Wasserdampf wohl doch nicht gar so ängstlich 

 darauf ankommen kann, ob auch der letzte Eest der Luft aus den Objecten 

 ausgetrieben ist. „Luftinseln" nach Rohreeck würden nur bei Anwendung 

 mehrerer Apparate bemerkbar werden, für die Praxis sei dies zu beschwer- 

 lich. Ferner meldet der Apparat aber auch, ohne dass es unter Einhaltung 

 der erforderlichen Einwirkungsdauer zu einem Desinfectionserfolg gekom- 

 men ist. Das Contactthermometer erwies sich wiederholt als zuverlässiger, 

 sodass Verf. die Frage aufwirft ob überhaupt noch ein Bedürfniss für einen 

 Controlapparat, wie den Dampffeuchtigkeitsmesser, vorliegt. Verf. meint, 

 dass DuNCKER zu seinen günstigen Angaben nur dadurch gekommen ist, 

 dass er den Apparat nicht wie Verf. unter Controle mit verschiedenen 

 Dampfapparaten und mit bacteriologischen Proben prüfen konnte und dass 

 die von Duncker benutzten Thermometer vielleicht unzureichend nachge- 

 prüft waren. Czupleivski. 



Kronacher (1890) hat den von ihm angegebenen' transportablen 

 Sterilisator modificirt. Die Instrumentenpfanne dient jetzt zugleich als 

 Dampfentwickler, auf welche der unten mit einem Falz versehene Kasten 

 für Verbandstoffe (unter Dichtung durch einen Filzstreifen) aufgesetzt 

 werden kann. Der mit einem Drahtboden versehene Verbandkasten kann 

 durch einen unterhalb desselben liegenden verschiebbaren Metallboden nach 

 der Sterilisation geschlossen werden. Am Deckel ist eine centrale durch 

 eine um einen Stift sich drehende Metallscheibe verschliessbare Oeffnung 

 für Abzug des Dampfes bei der Sterilisation. Der Apparat wird von C. 

 Stiefenhofer (E. Wiezemann) in München, Karlsplatz 5, geliefert. 



Cxapleivsld. 



Den Anforderungen gemäss, welche an einen leistungsfähigen Sterili- 

 sirapparat zu stellen sind, construirte Nagy (1900) einen neuen Apparat, 

 der hauptsächlich für den praktischen Arzt geeignet ist. Derselbe besteht 

 aus einem kupfernen Kessel von Kassettenform, gross genug, um die ge- 

 wöhnlichen Operationsinstrumente aufzunehmen, mit einem abnehmbar her- 

 metisch verschliessbaren Deckel, dem ein Ausströraungsrohr für den Dampf 

 angesetzt ist. Dies Rohr hat ein Ventil, das nur einem grösseren Druck 

 als eine Atmosphäre nachgiebt, wodurch der Dampf über 100^ C. erreicht. 

 Mit diesem Abströmungsrohr kommt ein zweites in Verbindung, welches 

 oben eine kreisförmige, siebförmig durchbrochene Platte angesetzt trägt. 

 Dieser Constructionstheil befindet sich im Innern einer cylinderförmigeu 

 Bleibüchse, welche das zu sterilisirende Verbandmaterial enthält. Dieselbe 

 ist mit einem Filzmantel umgeben. Der Kessel wird mit Iproc. Sodalösung 

 gefüllt und m it einer Spiritusflamme erhitzt. Die Dauer des Sterilisirens 



^) Jahresber. X, 1894, p. 68L Ref. 



