664 Allgemeine Methodik. Züchtungsverfahren: verschiedene Apparate. 



den Metallbügel wieder fest aufgepresst wird. Sie sollen nicht leichter als 

 Oulturen mit Watteverschluss verunreinigt werden. Die grösseren etwa 

 19 cm hohen Gläser zu 1 1 benutzt Verf., um in ihnen je 6 mit Nährböden 

 beschickte Reagensgläser zu sterilisiren, welche sich darin, ohne zu ver- 

 derben und zu vertrocknen, gut halten. Cxapleirski , 



Borosiili (1746) hat, um das Ueberkochen von Nährböden in Glas- 

 kolben zu verhüten, solche mit oberer trichterförmiger Erweiterung des 

 Halses anfertigen lassen. Beim Zweiliterkolben beträgt die Höhe bis zum 

 Halssatz 17 cm, die Länge des Halses 15 cm, die Höhe des angesetzten 

 Trichters 7 cm, die Weite des Halses 4,5 und der obere Durchmesser des 

 Trichters 12 cm. Die Preise (mit Vorbehalt) wurden von der Firma 

 Schott & Genossen in Jena auf 1,20 für den Halbliterkolben, 1,60 für 

 den Liter- und 2,00 Jl/l für den Zweiliterkolben angegeben. Czaplewski. 



Petri (1813) hat die bekannten, seinen Namen führenden Schälchen 

 in folgender Weise modificirt. Die obere Schale bekommt den Rand als 

 Wulst oder durch Eindrücken der Mittelfläche schmal abgesetzt. Dadurch 

 wird beim Aufeinandersetzen der Schälchen das Kutschen verhindert. Die 

 Randfläche der Oberschale ist ferner nicht mehr senkrecht nach unten, 

 sondern schräg nach aussen unten abgebogen, sodass diese Randflächen beim 

 Aufeinandersetzen dachziegelartig decken. Die Unterschale ist wie ge- 

 wöhnlich oder zeigt nach aussen oben abgebogene Randflächen. Letzteres 

 Modell soll sich leichter im Bunsenbrenner durch Flambiren sterilisiren 

 lassen 1 . Die Deckelschale wird aus gelbbraunem Glase gefertigt, um 

 Schädigungen des Bacterienwachsthums durch Lichtwirkung zu verhüten 

 — eine vielleicht etwas übertriebene Vorsicht. Zu den Schalen giebt es 

 auch Standplatten aus Glas, auf welchen das unterste Schälchen durch 

 einen entsprechenden Ringwulst am Gleiten verhindert wird. Der Preis 

 der neuen, gesetzlich geschützten Schälchen ist etwas höher als der des 

 alten Modells. Die Alleinverfertigung ist der Firma Paul Alt mann, 

 Berlin W., Louisenstr. 47 übertragen. Czaplewski. 



Petri (1814) erwähnt, dassvon den von ihm angegebenen neuen Schäl- 

 chen nur die an zweiter Stelle angegebenen Schalen angefertigt werden. 

 Für gewöhnlich kommt die Standplatte mit Ring in Wegfall. Bei dem 

 Anaerobienapparat 2 wird nunmehr das Gestell aus Metall gefertigt, Auch 

 ist der Apparat dadurch verbilligt, dass die ringförmige Erhöhung der 

 Standplatte in Wegfall gekommen ist, Czaplewski. 



Petri (1816) empfiehlt für Reagensglasculturen ein neues Ge- 

 stell. Dasselbe für 10 Reagirgläser eingerichtet, besteht aus einem soliden 

 schweren Fnss aus Eisen oder Zink, über welchem zwischen zwei Säulen drei 

 Reihen von neben einander stehenden Ringen zum Einstecken der Reagens- 

 gläser über einander angeordnet sind. Die oberste Reihe ist ca. in der Höhe 

 des unteren Endes des Wattebausches, die dritte mit äusseren Ringen für 

 die Kuppen der Reagensgläser angebracht, die zweite etwa in der Mitte zvvi- 



x ) Dieses Modell entspricht den Schalen von Keönig (X. Congr. f. inn. Med. 

 Wiesbaden 1891). Ref. 



2 ) S. diesen Bericht p. 666. Ref. 



